m V E R 
-des couleurs j & le brillant de la couverte. l^Le ch&vâ- 
Jier DE Jaucovrt.) 
V E R R E 5 (^Lunct 'ur^ comme la bonté des Innettes 
id'approche dépend de celle des v&rres qu'on emploie 
^ans leur conflruftion, je vais parler du choix que l'on 
'doit^faire^ de la matière à\i verre , auffi-bien que de 
Ja manière de le préparer. 
On doit choifir le verre pur , net & bien égal dans 
fa fubftance , fans flamolités ni bouillons confidéra- 
isles , le moins coloré qu'il ell poffible, & fur tout 
fans ondes , iinuofités j nuages , ni fumées , qiji le 
O^endroient , quelque bien travaillé qu'il fut , abfolu- 
ment inutile à la conftruûion de l'oculaire. Mais , 
jcomme on ne peut connoître , fi le verre a les quali- 
tés requifes lorfqu'il eft brut , l'artifle doit avoir foin 
xle le découvrir & de le polir au-moins groiHerement 
sdes deux côtés , 5'il ne veut s'expofer à un travail 
inutile. 
Je fuppofe donc le verre régulièrement tranfpa- 
rent , découvert & poli des deux côtés , comme font 
les fragmens des miroirs de Venife ou autres , on les 
examinera de la manière fuivante. Premièrement , 
^on l'expofera au foleil , recevant fes rayons au tra- 
vers fur im papier blanc , qui fera clairement paroî- 
îre les filets , les fibres finueufes & les autres inéga- 
lités qui peuvent y être. On regardera enfuite au- 
travers quelque objet médiocrement proche & éle- 
Té fur riiorifon , comme peut être quelque pointe 
de clocher ; haulTant &: baiflant le verre devant l'œil 
& confidérant avec attention, fi dans ce mouvement, 
l'objet ne paroît point ondoyant au-travers du verre; 
car il cela étoit , il ne pourroit point fervir à l'ocu- 
îaire ; & le verre pour être bon , doit nonobfl ant ce 
mouvement, rendre toujours l'apparence de l'objet 
parfaitem.ent ftable fans aucun mouvement. On 
conlidérera en fécond lieu, fa couleur, qui doit être 
extrêmement légère & fans corps ; les bonnes cou- 
leiurs du verre font celles qui tirent fur l'eau vinée , 
fur le bleu , fur le verd , ou même fur le noir ; mais 
toujours fans corps. Le verd ou couleur d'eau mari- 
îie eft la plus ordinaire : on connoît la bonté de tou- 
tes ces couleurs , en mettant tous ces différens verres 
fur un papier blanc ; car celui qui le repréfentera 
bien nettement & naïvement , fans colorer fa blan- 
cheur , fem le meilleur. Il faut enfuite examiner , li 
le verre qu'on veut travailler eft également épais par 
tout , ce que l'on -connoitra avec un compas à poin- 
tes recourbées ; cette précaution eft fur-tout nécef- 
faire aux verres dont on veut faire des objectifs , à 
la préparation & au travail defquels on ne fauroit 
apporter trop d'exaftitude. Suppofé que le verre 
n'ait pas une égale épaifteur partout , il faut l'y met- 
tre avant que de lui donner aucune forme fphérique , 
la chofe étant impoftible après , fur-tout lorfqu'on le 
travaille à la main libre & coulante. 
Après avoir examiné les verres , comme on vient 
de dire , on les coupera d'une grandeur proportion- 
née au travail qu'on en veut faire; obfervant, s'il s'y 
trouve quelques petits points ou foufflures , de les 
éloigner toujours du centre le plus qu'il fera poflible; 
l'on mettra pour cet effet un peu de maftic fur ces 
pièces de verre dans un lieu convenable pour y po- 
fer la pointe d'un compas , avec lequel on tracera 
une circonférence avec une pointe de diamant pour 
le couper enfuite plus rondement. L'on tiendra les 
objeûifs affez grands , pour qu'ils aient plus de con- 
duite fur la forme. A l'égard des verres de l'œil , il 
faut en faire quelque diftinûion; car pour les grands 
oculaires de deux verres, on les fera aufîi larges , que 
l'épaifTeur du verre & fa diaphanéité pourront le per- 
mettre ; les plus larges font les plus commodes. Mais 
pour les oculaires compofés de plufteurs convexes , 
la grande largeur n'y eft point utile, & encore moins 
rëpaiffeur j fans laquelle on ne fauroit leiu: donner 
V E R 
itnë grande largeur. Il fufSra communemétif , felôîf 
la différente longueur des oculaires , qu^ls aient de 
largeur en diamettre , depuis 8 pour les petits , juf« 
qu'à ■! 8 lignes pour les plus longs ,' des li© à-ii piés; 
il convient auifi de les rogner au grugeair ou à la 
pincette bien rondement far le trait du diamant fait 
au compas ; car cette rondeur fervant de première 
conduite à l'ouvrage , eftie fondement de l'efpéran- 
ce qu'on petit avoir de-bién réuffir au travail. 
^ La féconde chofe dans laquelle conftfte la prépara- 
tion du verre au travail , eft à le bien monter fur la 
molette , voy^i Molette. Pour cet effet , on fera 
fondre le maftic dont on veutfe fervir; &: pendant 
ce tems-là , l'on mettra les molettes de cuivre ou de 
métal fur le feu , pour leur donner quelque médiocre 
degré de chaleur , afin que le maftic s'y^attache plus 
fortement. L'on dreftera enfuite ces 'molettes , leur 
plate-forme en-deffus ; & l'on remplira leur canal 
Tout-à-rentour de ce màftic fondu , qu'on y laiftera 
à demi ref'roidir , pour y? en ajouter de mol autant 
qu'il fera néceflaire pour égaler la fuperiîcie de leur 
plate-forme , fur laquelle il ne doit point y en avoir 
du-tout. On s'accommodera donc proprement à la 
main , à l'épaiffeur d'un demi pouce tout-à-i'entour , 
en y laiflant un efpace vuide , comme un petit fofTé 
d'environ deux lignes , tant en largeur qu'en profon- 
deur entre le bord de la plate-forme , pour empêcher 
qu'il ne la touche. Le maftic doit cependant toujours 
ftirmonter la plate-forme de la hauteur d'une bonne 
ligne. Pour y appliquer maintenant le verre , on le 
chauffera médiocrement , de même que le maftic, fur 
lequel on l'afteoira enfuite bien adroitement ; l'y 
preffant également avec la main , jufqu'à ce que fa 
fuperficie touche exa£lement celle du bord de la pla- 
te-forme de la molette , & qu'elle paroiffe bien juf- 
te. Cela fait , on renverfera la molette fur une table 
bien droite , & on laiftera refroidir le verre & le 
maftic fous fon poids. On remarquera que la largeur 
du verre peut bien excéder quelque peu celle du ma- 
ftic de la molette ; mais la molette ne doit jamais ex- 
céder la largeur du verre au- dedans de fon bifeau. Le 
maftic doit aufli toujours recouvrir toute la circon- 
férence extérieure du verre bien uniment , afin que 
le grès ou mordant ne puifte point s'y arrêter j ôc 
qu'on puiffe entièrement s'en débarraffer en la la- 
vant. 
Pour travailler néanmoins avec aftiirance , & ne 
point expofer les bons verres aux premières atteintes 
trop rudes du mordant ; on préparera aufîi des verres 
de rebut , que l'on montera fur des molettes fembla- 
bles de cuivre ou de métal. Et quoique ces verres ne 
doivent fervir que d'épreuve , comme pour égaler 
le mordant fur la forme , avant que d'y expofer le 
bon verre , & lorfqu'ayant difcontinué pour un tems 
l'on veut fe remettre au travail , pour connoître s'il 
n'eft point tombé des faletés fur la forme , qui le pût 
garer ; ils doivent cependant être montés propre- 
ment fur leur maftic, pour qu'il ne s'y attache au- 
cune faleté que l'eau ne puifte ôter ; car autrement , 
loin de fervir à conferver les bons verres , ils pour- 
roient fouvent les gâter , en apportant des ordures 
fur la forme ; c'eft pourquoi on doit les tenir aufîî 
proprement que les bons verres. 
La troifteme chofe néceflaire pour préparer le ver- 
re au travail , c'eft un bifeau qu'on doit y faire tout- 
autour. Car quoique le verre, jufque ici préparé, 
foit déjà rondement coupé au grugeoir fur le trait du 
diamant , il a néanmoins encore befoin d'être exac- 
tement arrondi , avant que d'être expofé fur la for- 
me qu'on veut lui donner. 
Pour donner donc ce bifeau au verre , l'on pren- 
dra la forme de la plus petite fphere appellée dêbor- 
doir , repréfentée , jig. PL du Lunetier , dans la- 
quelle ce verré pourra entrer d'environ un demi pou- 
