347 
ten z. B. in St.-Petersburg unter einander eine Differenz 
von 4» — 5'; auf einer Reise durch die Ostseeprovinzen 
wuchs diese Differenz mit abnehmender Inclination all- 
mälig bis zu 14' (die Inclinationsdifferenz mit St.-Pe- 
tersburg war nur etwa 2°), betrug aber nach der Reise 
in St.-Petersburg wieder nur 4'. Ebenso wuchs die Dif- 
ferenz, wenn ich die Nadeln schwächer magnetisirte. 
Aus allem hier Gesagten geht hervor, dass durch Be- 
obachtungen ausserhalb des Meridians Fehler der Nadel- 
axen nicht elimmirt, sondern höchstens ihre Existenz nach- 
gewiesen werden kann. Aber auch Letzteres geschieht 
wohl besser dadurch, dass man drehbare Axen anwen- 
det, wie solches z. B. Kreil bei seinen Beobachtungen 
in Oesterreich gethan hat. Man hat dabei den Vortheil, 
dass alle Beobachtungen Resultate von gleichem Gewicht 
geben, und dass man die Nadelaxen an beliebigen Punc- 
ten ihrer Peripherie untersuchen kann. Natürlich muss 
aber bei solchen Nadeln eine Vorkehrung getroffen sein, 
um zu bestimmen, um wie viel man die Axe gedreht 
hat. 
