M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’OLLAND.  183 
station  éloignée  peut  alors  recevoir  la  visite  de  l’homme,  par 
exemple  pour  être  remonté,  et  au  besoin  corrigé,  à des  intervalles 
réguliers;  il  doit  toutefois  être  d’une  construction  très  simple, 
de  manière  à ne  pas  éprouver  facilement  des  dérangements  né- 
cessitant l’intervention  d’un  mécanicien , qui  peut-être  ne  se 
trouverait  pas  sur  les  lieux.  L’appareil  de  M.  Olland  satisfait  à 
l’une  et  à l’autre  de  ces  deux  exigences.  Bien  que  dans  les 
modèles  exécutés  on  n’ait  pas  visé  à ce  résultat,  il  est  facile 
de  disposer  le  mécanisme  de  façon  qu’il  n’ait  besoin  d’être  re- 
monté que  deux  fois  par  an,  ou  même  tous  les  ans  seulement; 
les  derniers  perfectionnements  introduits  permettent  même  de 
gouverner  tout  l’appareil  sans  quitter  la  station  centrale. 
Ainsi  qu’on  l’a  déjà  fait  pressentir  dans  ce  qui  précède, l’ap- 
pareil se  compose  de  deux  parties , placées  respectivement  aux 
deux  stations.  La  station  éloignée  contient  les  instruments  dont 
on  veut  connaître  les  indications,  lesquelles  doivent  de  là  être 
transmises  à l’autre  station  par  le  fil  qui  les  relie.  A des  inter- 
valles déterminés,  par  exemple  tous  les  quarts  d’heure,  il  est 
donc  envoyé  une  dépêche  marquant  l’état  de  l’atmosphère  au 
moment  donné.  Pour  cette  raison,  cette  partie  de  l’appareil 
prend  le  nom  de  transmetteur.  A la  station  centrale  se  trouve 
l’autre  partie,  qui  sert  uniquement  à recevoir  et  à rendre  en 
caractères  intelligibles  la  dépêche  de  la  station  éloignée.  Cette 
partie  s’appelle  le  récepteur. 
Le  mode  d’enregistrement  est  celui  proposé  dans  la  brochure  de 
M.  von  Baumhauer , et  pour  une  partie  celui  employé  par  M.  van 
Rysselberghe,  au  moins  en  ce  qui  concerne  ses  instruments  à aiguille. 
Un  exemple  fera  mieux  comprendre  la  manière  dont  fonction- 
nent les  deux  parties  de  l’appareil.  Supposons  qu’il  s’agisse  de 
faire  connaître  à la  station  centrale , de  quart  d’heure  en  quart 
d’heure,  la  hauteur  du  baromètre.  Pour  cela,  il  faut  en  premier 
lieu  que  l’instrument  soit  d’une  construction  appropriée  au  but. 
M.  Olland  emploie  un  baromètre  à balance.  La  languette  du 
fléau , sous  l’influence  des  oscillations  barométriques , fait  tourner 
une  aiguille  à droite  ou  à gauche  sur  un  cadran  divisé.  Les 
