184  M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’OLLAND. 
traits  de  cette  division  sont  travaillés  en  relief;  ils  font  donc 
saillie , sous  forme  de  dents.  L’aiguille  se  place  successivement  en 
face  d’autres  dents,  de  sorte  qu’on  pourrait  déjà  lire  directement, 
à simple  vue,  la  hauteur  barométrique.  Pour  la  transmettre  toutefois 
à l’autre  station , il  y a sur  le  prolongement  de  l’axe  de  l’aiguille 
un  second  axe,  qui  porte  un  bras  métallique  (le  bras  observateur) 
pourvu  d’un  ressort  léger  en  platine.  Tous  les  quarts  d’heure, 
un  engrenage  fait  accomplir  à ce  bras  une  révolution  (d’une 
durée  d’environ  70  secondes),  pendant  laquelle  le  ressort  en 
platine  touche  successivement  chacune  des  divisions  du  cadran 
et  en  outre  l’aiguille  du  baromètre,  qui  se  trouve  quelque  part 
entre  deux  de  ces  divisions  ou  précisément  en  face  de  l’une 
d’elles.  Si  maintenant  l’aiguille  et  le  cadran  sont  reliés  à l’une 
des  électrodes  d’une  pile  galvanique,  dont  l’autre  pôle  commu- 
nique avec  le  bras  observateur,  le  circuit  sera  fermé  chaque 
fois  que  le  ressort  en  platine  touchera  soit  une  division,  soit 
l’aiguille.  Le  courant  se  rend  alors  par  le  fil  de  ligne  à la 
station  centrale,  où  il  parcourt  l’hélice  d’un  électro-aimant  dont 
l’armature  porte  un  style  traceur.  En  face  de  ce  style  se  trouve 
un  cylindre,  qui  tourne  exactement  une  fois  sur  lui-même  pen- 
dant que  le  bras  observateur  fait  une  révolution,  de  sorte  qu’à 
chaque  fermeture  du  courant  un  petit  trait  bien  distinct  est 
tracé  sur  le  papier  satiné,  noirci  à la  fumée  de  lampe,  qui 
entoure  le  cylindre.  Pendant  le  mouvement  isochrone  du  bras 
observateur  et  du  cylindre  enregistreur,  il  s’inscrit  à la  surface 
de  celui-ci  une  série  de  petits  traits  situés  tous  à la  même 
distance  l’un  de  l’autre,  et  qui  correspondent  aux  millimètres 
de  l’échelle  barométrique 5 mais,  entre  ces  traits,  ou  en  coïnci- 
dence avec  l’un  d’eux,  il  y en  a un  qui  résulte  du  contact  du 
bras  observateur  avec  l’aiguille  du  baromètre,  et  qui  reproduit 
par  conséquent  la  position  de  cette  aiguille  entre  les  divisions 
de  l’échelle  ou  sur  l’une  d’elles.  C’est  là  un  des  avantages  de 
l’appareil  de  M.  Olland , qu’à  chaque  inscription  il  ne  donne  pas 
seulement  l’indication  de  l’instrument,  mais  en  outre  l’échelle 
tout  entière, 
