196  M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’OLLAND. 
mence  à marcher;  ensuite  les  aiguilles  des  divers  instruments 
sont  arrêtées  fixement  par  la  descente  du  poids  Qj  ; enfin  les 
bras  observateurs  se  mettent  à l’œuvre,  et  tout  revient  au  repos 
après  que  la  roue  d’observation  a fait  un  tour , que  le  poids  Q ^ 
a de  nouveau  été  soulevé,  que  les  aiguilles  des  instruments  ont 
recouvré  leur  mobilité,  et  que  par  conséquent  l’appareil  a été 
remis  en  état  pour  l’observation  suivante. 
Les  instruments. 
L’appareil  qui  a été  exposé  à Paris  est  construit  de  manière  à 
fournir  les  indications  de  4 instruments , à savoir , du  baromètre , de 
l’anémomètre , du  thermomètre  et  de  la  girouette.  Quant  aux  deux 
premiers , les  figures  III  et  lY  en  montrent  la  disposition.  Les  deux 
autres  ne  se  distinguent  pas  bien  dans  nos  dessins , raison  pour 
laquelle  nous  ne  les  décrirons  pas. 
Les  aiguilles  du  baromètre  et  de  l’anénomètre  se  meuvent  le 
long  de  l’anneau  Yj  , tandis  que  l’indication  de  la  température 
et  de  la  direction  du  vent  exige  un  second  système  d’anneaux, 
qui  se  trouve  derrière  l’engrenage^  D et  par  conséquent  n’est 
pas  visible.  Comme  la  roue  h 2 ne  peut  toutefois  faire  qu’une 
seule  révolution,  parce  qu’autrement  une  même  aiguille  pourrait 
être  touchée  deux  fois  par  le  bras  observateur,  les  plus  grands 
arcs  parcourus  par  les  aiguilles  des  quatre  instruments  ne  doivent 
pas  occuper  ensemble  plus  de  360^.  Un  arc  de  97 a été  attribué 
au  baromètre,  un  de  60°  à l’anémomètre , de  77°  au  thermomètre 
et  de  60°  à la  girouette  ; le  reste  de  la  circonférence  est  occupé 
par  de  petits  intervalles,  qui  servent  à séparer  les  échelles  des 
divers  instruments  et  à laisser  sur  le  cylindre  un  espace  vide, 
où  les  bords  du  papier  qui  l’enveloppe  sont  collés  l’un  sur  l’autre. 
Ainsi  qu’il  a été  dit  précédemment,  les  instruments  dont  on 
veut  transmettre  les  indications  doivent  être  des  instruments  à 
aiguille.  Il  est  donc  de  la  plus  haute  importance  de  savoir  com- 
ment cette  condition  a été  remplie  par  M.  Olland,  car  l’exacti- 
