M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’OLLAND.  197 
tude  des  observations  en  dépend  pour  une  grande  partie.  On 
serait  peut-être  porté  à croire  que  la  nécessité  de  donner  cette 
disposition  particulière  aux  instruments  doit  en  diminuer  la  pré- 
cision. La  description  suivante  montrera  que  cela  n’est  pas  le 
cas  dans  notre  télémétéorographe. 
Le  baromètre  est  un  baromètre  à balance.  Il  se  distingue  tou- 
tefois des  autres  instruments  de  ce  genre  en  ce  que  ce  n’est  pas 
le  tube  du  baromètre,  mais  la  cuvette,  qui  est  portée  par  l’un 
des  bras  de  la  balance , comme  la'  figure  le  montre  clairement. 
Dans  cette  figure,  Y représente  le  tube  barométrique  fixe;  la 
cuvette  y est  suspendue  par  les  anses  h à l’extrémité  d’une 
balance  I , de  la  manière  usitée  dans  les  bonnes  balances , c’est- 
à-dire  au  moyen  de  couteaux  ; le  fléau  repose  aussi  sur  un  cou- 
teau , en  i , . 
Deux  poids  qui  peuvent  glisser  le  long  de  deux  tringles 
verticales , servent  à régler  la  position  du  centre  de  gravité , 
tandis  que  le  second  bras  du  fléau  porte  un  poids  mobile 
destiné  à 'faire  équilibre  à la  cuvette  du  baromètre.  Comparé  à 
celui  d’une  balance  ordinaire , le  centre  de  gravité  se  trouve  très 
bas;  cela  rend  notre  balance  barométrique  très  peu  sensible, 
comme  elle  doit  d’ailleurs  l’être  en  un  certain  sens. 
De  même  que  dans  d’autres  instruments,  on  peut  aussi  dans 
la  balance  distinguer  deux  sortes  de  sensibilité.  Celle-ci  peut 
consister,  premièrement,  en  ce  que  le  fléau  s’incline  visiblement 
sous  l’action  d’un  très  petit  poids  additionnel , autrement  dit , en 
ce  que  le  frottement  est  atténué  autant  que  possible , de  manière 
a être  vaincu  par  le  plus  léger  effort.  Cette  sensibilité  dépend 
uniquement  de  la  bonne  construction  des  couteaux  , et  c’est  là 
une  condition  à laquelle  la.  balance  décrite  satisfait  complètement. 
Une  autre  espèce  de  sensibilité , celle  qu’on  entend  ordinairement 
par  ce  mot , consiste'  en  ce  que , pour  un  très  petit  poids  addi- 
tionnel, l’inclinaison  du  fléau  est  aussi  grande  que  possible.  Cela 
ne  saurait  être  désirable  dans  le  cas  actuel,  car  il  faut  que 
l’inclinaison  soit  proportionnelle  à l’accroissement  du  poids , c’est- 
à-dire,  à la  quantité  de  mercure  qui  pour  une  variation  déter- 
