198  M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’oLLAND. 
\ 
minée  de  la  hauteur  barométrique  entre  dans  la  cuvette  ou  en 
sort  ; or  cette  proportionnalité  n’existe  plus  dès  que  les  arcs  par- 
courus acquièrent  une  grandeur  considérable. 
Pour  que  la  balance  transmette  son  mouvement  à l’aiguille 
W2  déjà  mentionnée,  sa  languette  Ij  est  pourvue  d’un  arc  de 
cercle  denté  qui  agit  sur  le  secteur  I2  auquel  est  fixée  l’aiguille 
W2.  L’indication  est  donc  amplifiée  dans  le  rapport  de  la  longueur 
de  l’aiguille  au  rayon  du  secteur  I2. 
Qu’arrive-t-il  maintenant  lorsque  le  niveau  barométrique  varie , 
par  exemple  s’abaisse?  Une  certaine  quantité  de  mercure  passe 
alors  du  tube  dans  la  cuvette,  la  balance  penche  à droite,  et 
l’aiguille  W2  tourne  par  conséquent  à gauche , c’est-à-dire , rétro- 
gade  sur  son  échelle.  De  la  même  façon,  quand  le  baromètre 
monte,  l’aiguille  avance. 
Un  avantage  du  baromètre  à balance,  c’est  qu’il  ne  demande 
pas  de  correction  de  température.  En  effet,  si  la  température 
croît,  sans  que  la  pression  atmosphérique  change,  le  mercure 
s’élèvera  bien  dans  le  tube,  mais  sans  qu’il  sorte  quelque  chose 
de  la  cuvette  pour  entrer  dans  le  tube.  La  cuvette  n’en  deviendra 
ni  plus  lourde  ni  plus  légère,  et  par  conséquent  l’indication 
ne  sera  pas  altérée  de  ce  chef.  Toutefois , le  mercure  de  la 
cuvette  participera  aussi  à l’accroissement  de  température,  ce 
qui  en  soi  n’aurait  encore  absolument  aucune  influence  sur  le 
poids,  s’il  n’en  résultait  que  le  niveau  monte  un  peu  dans  la 
cuvette  et  par  suite  doit  monter  de  la  même  quantité  dans  le 
tube , de  sorte  que  la  cuvette  devient  un  peu  plus  légère.  Cette 
petite  source  d’erreur  peut  du  reste  être  entièrement  évitée,  en 
donnant  aux  anses  h une  longueur  telle  que,  par  la  dilatation 
de  ces  anses,  le  niveau  en  y s’abaisse  précisément  autant  qu’il 
s’élève  par  la  dilatation  du  mercure. 
L’inscription  de  la  vitesse  du  vent  se  fait  d’une  manière  un 
peu  différente  de  celle  des  autres  éléments  météorologiques. 
L’instrument  consiste  en  un  moulinet  de  Robinson.  Après  un 
certain  nombre  de  révolutions,  un  engrenage  ferme  à la  station 
II  un  courant  local,  qui  traverse  l’hélice  de  l’électro-aimant  B 
