M.  SNELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’OLLAND.  199 
et  par  là  fait  avancer  de  une  dent  la  roue  à rochet  C.  Ce 
mouvement  est  transmis  par  un  pignon  à la  roue  , et  par 
suite  à l’aiguille  qui  est  montée  sur  le  même  axe.  Celle-ci 
tourne  donc  toujours  à droite , s’avance  de  plus  en  plus  sur  l’arc  de 
Y J qui  lui  est  assigné,  et  finirait  par  le  dépasser  ; pour  empêcher 
que  cela  n’arrive,  l’aiguille  est  ramenée  tous  les  quarts  d’heure 
au  zéro  de  son  échelle,  par  l’intermédiaire  du  bras  observateur. 
Celui-ci  tourne  en  sens  inverse  de  l’aiguille  de  l’anémomètre, 
qu’il  doit  donc  rencontrer  et  toucher;  mais,  au  lieu  de  glisser 
alors  sur  elle,  comme  cela  a lieu  pour  le  baromètre,  il  lui  fait 
rebrousser  chemin.  L’aiguille,  en  effet,  n’'est  pas  serrée  par  l’anneau 
mobile  , elle  reste  donc  libre  et  de  plus  elle  est  montée  sur  son 
axe  à frottement  assez  doux  pour  se  laisser  entraîner  par  le  bras 
observateul* , qui  ne  l’abandonne  qu’au  commencement  de  l’arc, 
où  elle  est  arrêtée  par  un  butoir.  L’inscription  sur  le  cylindre 
a donc  lieu  de  la  manière  suivante.  Tant  que  l’aiguille  n’est  pas 
encore  touchée , l’échelle  de  l’instrument  est  reproduite  comme 
nous  l’avons  expliqué  à propos  du  baromètre,  mais  d’arrière  en 
avant,  c’est-à-dire,  en  commençant  par  la  plus  haute  division. 
Cela  continue  jusqu’à  ce  que  le  bras  observateur  rencontre  l’aiguille 
et  qu’ainsi  le  contact  électrique  soit  établi.  Le  style  traceur  reste 
alors  abaissé  sur  le  cylindre  aussi  longtemps  que  ce  contact  dure , 
et  par  conséquent  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  soit  revenue  au  zéro 
de  son  échelle.  Sur  le  cylindre  il  se  forme  donc  une  série  de 
points , qui , à partir  de  la  division  qu’occupait  l’aiguille , se  trans- 
forme en  une  ligne  pleine , continuée  jusqu’à  la  division  zéro.  On 
voit  que  la  lecture  est  tout  aussi  facile  que  pour  le  baromètre, 
et  qu’en  outre  l’aiguille  est  ramenée  à son  point  de  départ , pour 
pouvoir  reprendre  sa  course  au  bout  d’un  quart  d’heure. 
Comme  nous  l’avons  déjà  dit , les  indications  des  autres  instru- 
ments se  font  d’une  manière  analogue  à celle  qui  a été  décrite 
pour  le  baromètre.  En  ce  qui  concerne  le  thermomètre,  nous 
nous  bornerons  à remarquer  que  dans  notre  appareil  il  a la  dis- 
position du  thermomètre  métallique  de  M.  Krecke  ^).  Toutefois, 
' ) E.  H.  von  Baumhauer,  Sur  un  météoro graphe  universel,  Arch,  néerl,,i.  IX , p.  253 . 
