200  M.  SXELLEN.  LE  TÉLÉMÉTÉOROGRAPHE  d’oLLAND. 
un  instrument  d’une  autre  construction  pourrait  aussi  facilement 
être  employé. 
La  girouette  offre  une  disposition  toute  particulière;  la  tige 
verticale  sur  laquelle  elle  est  fixée  porte  une  roue  conique,  qui 
engrène  aux  deux  côtés  avec  deux  autres  roues;  sur  les  axes 
de  celles-ci  sont  centrés  des  disques  métalliques,  dans  le  bord 
extérieur  desquels  sont  incrustées  de  petites  pièces  d’ébonite. 
LTn  ressort,  qui  presse  sur  ce  bord  extérieur,  repose  donc  alter- 
nativement sur  le  métal  et  sur  l’ébonite , de  sorte  que  les  disques 
forment  deux  interrupteurs  de  courant.  Grâce  à un  encliquetage 
spécial,  ces  deux  interrupteurs  ne  peuvent  jamais  tourner  en 
même  temps  ; l’un  est  seulement  entraîné  quand  la  girouette 
tourne  dans  un  sens,  l’autre  quand  elle  tourne  dans  le  sens 
contraire.  Une  petite  pile  locale  est  reliée  à ces  commutateurs, 
de  telle  façon  qu’elle  engendre  des  courants  de  direction  opposée 
suivant  que  c’est  le  premier  commutateur  qui  fonctionne  ou  bien 
le  second;  ces  courants  parcourent  les  spires  de  deux  électro- 
aimants , dont  chacun  agit  sur  une  roue  à rochet , qui  fait  tourner 
une  aiguille  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  le  sens  opposé; 
les  indications  de  cette  aiguille  sont  ensuite  transmises  à la 
station  centrale,  tout  comme  cela  a lieu  pour  les  indications  du 
baromètre.  La  direction  du  vent  est  notée  pour  16  aires  diffé- 
rentes. M.  Olland  a imaginé  une  disposition  très  ingénieuse  pour 
qu’il  ne  se  fasse  pas  de  nouveau  contact  tant  que  le  vent  ne 
s’est  pas  déplacé  d’une  aire  entière , et  pour  que , en  cas  de 
rétrogradation  du  vent,  le  changement  ne  s’indique  pas  non  plus 
avant  que  le  vent  ne  soit  revenu  d’un  rumb  entier  sur  lui- 
même;  de  cette  manière,  l’aiguille  doit  toujours  conserver  sur 
l’échelle  de  l’instrument  une  position  qui  s’accorde  avec  celle  de 
la  girouette  elle-même. 
Cette  indication  du  vent  au  moyen  d’une  petite  pile  locale  et 
d’un  circuit  local  a l’avantage  de  rendre  l’emplacement  de  la 
girouette  indépendant  de  la  place  que  tout  le  reste  de  l’appareil 
occupe  dans  le  bâtiment  oîi  il  est  installé.  Pour  ceux  qui  con- 
damnent la  transmission  galvanique  partout  où  elle  est  évitable 
