466  P.  HARTING.  DÉTERMINATIONS  THERMOMÉTRIQUES,  ETC. 
autre  disposition,  qui  atteint  tout  aussi  bien  le  but,  qui  est  plus 
commode  dans  la  pratique  et  que  nous  décrirons  plus  bas. 
Trois  sortes  de  thermomètres  ont  toujours  été  descendus  simul- 
tanément dans  le  trou  de  sonde. 
r’.  Le  premier  était  un  thermomètre  dont  le  réservoir  cylin- 
drique très  grand  contenait  environ  120  grammes  de  mercure, 
et  dont  le  tube,  deux  fois  recourbé  à angle  droit,  se  terminait 
en  une  pointe  très  déliée  et  ouverte.  Cette  pointe  débouchait  dans 
un  petit  godet, ^servant  à recueillir  le  mercure  qui  sortait  du 
thermomètre  durant  son  séjour  dans  l’eau  plus  chaude  du  puits. 
Cette  disposition  revenait  donc,  au  fond,  à celle  du  géothermo- 
mètre de  Magnus , sauf  une  modification , adoptée  aussi  par 
Dunker , et  consistant  en  l’absence  d’échelle  fixe  ; après  que  le 
thermomètre  avait  été  remonté , on  trouvait  la  température  qui 
régnait  dans  la  profondeur  en  plaçant  l’instrument,  à côté  d’un 
autre  thermomètre  normal,  dans  une  cuvette  pleine  d’eau,  qui 
était  chauffée  lentement  et  continuellement  agitée.  A l’instant  où 
le  mercure  allait  de  nouveau  déborder  par  la  pointe , on  notait 
la  température  sur  le  thermomètre  servant  à la  comparaison. 
En  faisant  usage  de  cette  disposition , nous  avons  toutefois , 
au  début,  trop  perdu  de  vue  un  grave  défaut  dont  elle  était 
affectée.  Le  thermomètre  normal  avait,  en  effet , une  boule  beau- 
coup plus  petite  que  le  géothermomètre.  Dans  ce  dernier,  le 
mercure  s’échauffait  donc  beaucoup  plus  lentement  que  dans  le 
premier,  d’où  il  résultait  que  toutes  les  indications  de  celui-ci 
étaient  notablement  supérieures  aux  températures  réelles , ainsi 
que  le  montra  la  comparaison  avec  les  températures  trouvées  par 
une  autre  voie.  La  plupart  des  déterminations  étaient  déjà  achevées , 
lorsque  cette  source  d’erreur  fut  reconnue.  C’est  seulement  dans 
les  deux  dernières  déterminations  qu’elle  put  encore  être  évitée 
en  grande  partie , ce  qui  eut  lieu  en  plaçant  la  boule  du  ther- 
momètre normal  dans  un  petit  verre  cylindrique  qui  avait  environ 
la  même  largeur  que  le  réservoir  du  géothermomètre,  et  dans 
lequel  on  versait  une  quantité  de  mercure  égale  à celle  que 
contenait  ce  réservoir. 
