P.  HARTING.  DÉTERMINATIONS  THERMOMÉTRIQUES,  ETC.  467 
2°.  Une  autre  méthode,  qui  n’avait  pas  encore  été  appliquée 
jusqu’alors,  et  dont  nous  nous  promettions  des  résultats  beau- 
coup plus  exacts,  consistait  dans  l’emploi  de  thermomètres  à 
pesées^  c’est-à-dire  de  thermomètres  faisant  connaître  la  tempé- 
rature par  la  perte  de  poids  due  à l’expulsion  du  mercure.  La 
disposition  (PI.  X,  fig.  1)  était  en  principe  semblable  à celle  du 
géothermomètre  ; l’appareil  se  composait  en  effet  d’un  grand 
réservoir  à mercure  ah  ^ de  forme  cylindrique,  et  d’un  tube 
thermométrique  deux  fois  recourbé  à angle  droit  et  se  terminant 
en  une  pointe  fine  et  ouverte  ; mais  ce  tube  était  beaucoup  plus 
court  que  celui  du  géothermomètre.  A l’un  des  côtés  du  tube 
est  soudé  un  petit  crochet  de  verre  cZ,  par  lequel  le  thermomètre 
peut  être  suspendu  à la  balance.  Yis-à-vis , tout  près  de  la  pointe 
ouverte , se  trouve  un  second  crochet  e , qui  doit  servir  à la  sus- 
pension d’un  petit  godet  de  verre  /*,  par  l’intermédiaire  d’un  fil 
de  platine  g.  Ce  godet  est  destiné  à recevoir  le  mercure  qui  est 
expulsé  durant  la  pesée  dans  un  air  plus  chaud. 
On  commença  par  déterminer  exactement,  au  moyen  d’une 
balance  qui  sous  la  charge  employée  accusait  encore  des  différences 
de  0,1  milligramme,  le  poids  de  l’instrument  en  verre  vide  et  celui 
du  godet  récepteur  avec  son  fil  de  platine.  Le  thermomètre  fut 
alors  entièrement  rempli  de  mercure  à 0" , puis  pesé  avec  son 
godet.  Ensuite,  le  thermomètre  fut  suspendu,  dans  un  appareil 
approprié , au  milieu  de  la  vapeur  de  l’eau  bouillante , puis  pesé 
de  nouveau.  L’immersion  dans  la  glace,  aussi  bien  que  celle 
dans  la  vapeur  de  l’eau  bouillante,  durait  au  moins  une  heure. 
En  comparant  les  résultats  des  deux  pesées , on  trouvait  facile- 
ment la  valeur  de  U C.  exprimée  en  milligrammes. 
Le  tableau  suivant  fait  connaître  ces  valeurs  pour  les  trois 
thermomètres  à pesées  dont  nous  nous  sommes  servis  et  que 
nous  désignerons  par  les  lettres  A,  B et  C. 
