P.  HARTING.  DÉTERMINATIONS  THERMOMÉTRIQUES,  ETC.  473 
qu’elle  laisse  à la  colonne  d’air  comprimé  une  hauteur  plus  grande 
que  cela  ne  serait  le  cas  dans  un  étui  ayant  partout  le  même 
diamètre.  Au  bord  inférieur  de  l’étui  se  trouvent , vis-à-vis  l’une 
de  l’autre,  deux  chevilles  munies  d’un  filet  de  vis  {n  et  o),  qui 
passent  par  deux  trous  correspondants  du  disque , pratiqués  près 
du  bord  de  celui-ci.  A l’aide  de  deux  écrous , le  disque  est  alors 
uni  solidement  à l’étui.  Au  centre  du  disque  il  y a une  ouver- 
ture (r) , qui  donne  accès  à l’eau. 
La  suspension  de  cet  appareil  se  faisait  au  moyen  d’une  espèce 
de  cadre  (fig.  3 , stuv)  en  fil  de  fer  de  2 centim.  d’épaisseur , 
contourné  de  manière  à former  un  œil  (w,  x)  en  haut  et  en 
bas.  L’appareil  était  assujetti  dans  le  cadre  par  deux  anneaux 
en  fer  {ah  et  c d)  de  diamètre  différent , dont  chacun  était  pourvu , 
en  deux  points  opposés,  d’une  anse  assez  large  pour  glisser 
facilement  sur  le  fil  du  cadre.  Ce  mode  simple  d’assujettissement 
nous  a satisfait  sous  tous  les  rapports.  IS’on-seulement  il  était 
solide,  mais  il  permettait  aussi  d’introduire  en  peu  d’instants 
l’appareil  thermométrique  dans  son  cadre,  quand  on  voulait  le 
descendre,  et  de  l’en  retirer  rapidement  après  qu’il  avait  été 
remonté.  Comme  la  température  de  l’air  extérieur  surpassait 
celle  de  l’eau  dans  les  parties  supérieures  du  puits , nous  devions 
en  effet,  tant  avant  la  descente  qu’après  la  remonte,  plonger 
l’appareil,  c’est-à-dire  l’étui  avec  les  thermomètres  qu’il  conte- 
nait , dans  la  glace  pendant  quelques  minutes.  Cela  était  surtout 
nécessaire  après  la  remonte,  pour  que,  avant  de  déterminer  le 
poids  des  thermomètres  à pesées,  on  eût  le  temps  de  les  munir 
de  leurs  godets  à mercure. 
La  disposition  adoptée  pour  isoler  une  colonne  d’eau  dans  le 
puits , de  façon  que  l’influence  de  l’eau  plus  chaude  d’en  bas  et 
de  l’eau  plus  froide  d’en  haut  se  fît  sentir  aussi  peu  que  possible 
au  voisinage  de  l’appareil  thermométrique,  consistait  à adapter 
à celui-ci , vers  le  haut  et  vers  le  bas , une  plaque  de  fer  circulaire 
{ef  et  gli)^  unie  à une  plaque  de  caoutchouc  épaisse  de  4 milli- 
mètres [ik  et  Im).  La  plaque  de  fer  était  un  peu  plus  petite  que 
la  section  intérieure  du  tuyau  de  revêtement  du  puits  ; la  plaque 
Archives  Néerlandaises,  T.  XIY.  30 
