J74 
R. sissinctH. mesures de la polarisation 
pourvu. L'instrument dont je me suis servi ne diffère de celui 
décrit par M. Meyerstein ' ) qu'en ce que , dans le collimateur , 
le polariseur est placé derrière la lentille collimatrice , et dans 
la lunette, l'analyseur devant l'objectif. Entre les deux niçois 
il n'y a donc aucune lentille. J'ai toutefois retiré la fente et 
la lentille du tube du collimateur et installé séparément, en 
avant du spectromètre , le collimateur plus grand qui est joint 
à l'instrument pour servir à la détermination des indices de 
réfraction. Sur le milieu de la fente de ce coUimatem* le spec- 
troscope de Kirchhoff forme un spectre pur. A cet effet, on 
dévisse l'oculaire de la lunette du spectroscope , et on place 
dans cette lunette , au foyer de l'objectif, la fente du collima- 
teur. On doit veiller à ce que l'axe du faisceau de lumière 
réfracté et celui du collimateur se trouvent dans le prolonge- 
ment l'un de l'autre. Un prisme de flint, à angle réfringent 
de 60°, disperse la lumière. Afin de donner au spectre une 
intensité lumineuse aussi grande que possible, les rayons 
solaires sont concentrés par une lentille de grande distance 
focale sur la fente du collimateur du spectroscope. Lorsque , 
à défaut de lumière solaire , on doit avoir recours à la lumière 
électrique, la lampe de Browning est posée devant le colli- 
mateur du spectroscope. Comme cette lampe ne maintient 
pas suffisamment constante la hauteur des cônes de charbon , 
on la place dans une auge en bois, qui peut être éleyée ou 
abaissée à l'aide d'un petit treuil, établi à proximité de l'ob- 
servateur. Le courant qui alimente la lampe est fourni par 
une pile de 50 à 60 éléments de Bunsen. Pour que les ob- 
servations puissent se faire avec des lumières d'espèces diffé- 
rentes, le collimateur et le spectroscope sont portés sur une 
planche , susceptible d'un mouvement de rotation autour d'un 
axe vertical passant par le centre optique de l'objectif de la 
lunette du spectroscope. Cette disposition offre en même temps 
>) Dr. M. Meyerstein , Dos Spectrometer, 2e Aufl., Gôttingen, 1870. 
Voir aussi: Wiillner, Experimentalphysik , Bd. II, et Cari, Repertorium 
fur Experimental-Physik , Bd . VI. 
