ELLIPTIQUE DE LA LUMIERE. 
179 
Quand j'employais comme polariseur un nicol auquel on pou- 
vait à l'aide d'une vis micrométrique imprimer de petits 
déplacements, les différents réglages ne différaient jamais de 
plus de 2' l'un de l'autre. 
De cette manière , les positions des niçois , où leur azimut 
est de 0° ou de 90°, se trouvent plus exactement que lorsqu'on 
éteint par le polariseur ou l'analyseur la lumière réfléchie sous 
l'angle de polarisation par le verre.. Dans ce dernier cas, la 
faible intensité de la lumière réfléchie ne permet pas d'espérer 
une exactitude allant au-delà de 0°,2. 
Pour les déterminations dont il s'agit , on emploie la lumière 
solaire ou, à son défaut, la lumière Drummond. La lampe se 
place alors devant le collimateur du spectromètre. 
9. A cause de la déviation que le polariseur imprime à la 
lumière, les positions dans lesquelles les niçois éteignent la 
lumière réfléchie par le miroir ne sont pas , toutefois , les mêmes 
à chaque angle d'incidence. Soient x la valeur de la déviation , 
z l'azimut de cette déviation par rapport à un plan passant 
par l'axe du polariseur et par la normale au miroir , i l'angle 
d'incidence; l'angle que ce plan fait avec le plan d'incidence 
est alors ' — ^ — r- • angle donne le changement qui se 
sin i 
produit dans la position du plan d'incidence par suite de la 
déviation des rayons dans le polariseur. Comme sin z acquiert 
la même valeur , mais avec un signe opposé , quand l'azimut 
du polariseur augmente de 180°, on peut éliminer l'influence 
de la déviation en faisant des observations dans deux quadrants 
diamétraux. Pour atténuer de plus cette influence autant que 
possible, je fais réfléchir la lumière par le miroir sous un 
angle aussi grand que possible (88°). Lorsque l'angle était plus 
petit que 25°, on ne parvenait plus à obtenir une petite frange 
noire oblique au centre de l'image de la fente. Dans ces cas , 
en outre , cette image était colorée , en rouge ou en bleu , sui- 
vant la position de l'analyseur. Cela tient indubitablement à 
ce que la lumière traversait alors l'analyseur dans une direc- 
tion qui faisait avec l'axe un angle assez grand. 
