190 
R. SISSINGH. MESURES DE LA POLARISATION 
qu'on peut donc faire , pour les corps transparents , c'est de 
prendre l'azimut du polariseur assez grand , afin que les erreurs 
à éliminer ne deviennent pas trop fortes relativement aux quan- 
tités mesurées. Dans mes expériences sur le flintglass , l'azimut 
a était de 80°, l'azimut principal d'environ 4° , et par consé- 
^ cos^ a — h' sin'^ a ^ ^ , , ^ -, 
quant a peu près égal a 1. 
a h sin 2 a cos {cp -\- ô ^) 
La frange noire dans le compensateur est limitée le plus 
nettement lorsque, de part et d'autre, l'intensité lumineuse 
est aussi grande que possible. Cela aussi a lieu quand l'azimut 
rétabli a pour valeur 45°. 
L'azimut du faisceau polarisé rectilignement à la sortie du 
compensateur est donné par l'équation 
tgipz= -tga — , C05 qp-l-i^, cos ((jp -f- ^, — 
a cos- a f 
-d:?, + cos (qp-f 5, - a,) |. 
Distingue-t-on de nouveau par un accent les quantités relatives 
à l'azimut 180 — « du polariseur, alors on a, ^2 — ^'2 ^^^1 — ^'1 
étant des quantités du premier ordre , •= fg ^ ^ . L'er- 
a 2 
reur en est indépendante de l'azimut du polariseur. 
On élimine ainsi l'effet d'un défaut d'orientation des lames 
prismatiques du compensateur en prenant la moyenne des 
valeurs des différences de phase et des rapports des ampli- 
tudes mesurés dans les azimuts a et 180° — a du polariseur. 
Les résultats déduits dans ce paragraphe ne valent que dans 
le cas où les angles entre les sections principales des niçois et 
le plan d'incidence ou le plan perpendiculaire à celui-ci , sont 
très grands par rapport à et j^j. 
14. Afin de trouver l'expression exacte pour la différence 
de phase dans le compensateur, il faut observer que les 
faisceaux lumineux , à raison de la déviation par le polariseur , 
tombent sur le compensateur sous un petit angle d'incidence , 
savoir, sous un angle de quelques minutes. Si l'on regarde 
