ELLIPTIQUE DE LA LUMIERE. 
209 
La petite auge , qui contenait l'eau , est représentée dans les 
fig. 3^ et 3^. La fig. 3^ montre l'auge vue d'en haut , la fig 3*, 
vue de côté. La paroi latérale peut tourner autour de la charnière 
B et décrire un angle allant jusqu'à 60° et qui est réglé au 
moyen de la vis a. Aux bords de la paroi mobile sont fixées , 
dans deux rainures, des bandes de caoutchouc, grâce aux- 
quelles l'auge reste étanche malgré le déplacement de la paroi. 
Les ouvertures 6 et c, percées dans les parois latérales, sont 
recouvertes de deux plaques de verre plan-parallèles , isotropes. 
L'auge est installée sur la table du spectromètre , de telle sorte 
que le faisceau incident et le faisceau réfléchi par le miroir 
traversent les plaques de verre perpendiculairement à leurs 
faces. Les plaques n'exercent donc pas d'influence sur le plan 
de polarisation de ces faisceaux. Un appareil particuher, qui 
se fixe au spectromètre, sert à amener l'axe de rotation du 
miroir dans le miroir lui-même et à faire coïncider cet axe 
avec celui du cercle divisé. Cet appareil , représenté dans la 
fig. 4 , consiste essentiellement en un anneau Â A , qui au 
moyen de deux glissières G et H peut être déplacé dans deux 
directions rectangulaires, et qui porte lui-même deux autres 
glissières E et F, à l'une desquelles, savoir à E, est adapté 
le miroir S. A l'aide de ces deux dernières glissières , qui 
déplacent le miroir dans deux directions rectangulaires, on 
peut donner à celui-ci une position telle que l'axe autour 
duquel tourne l'anneau se trouve dans la face antérieure du 
miroir. Les deux premières glissières servent à amener l'axe 
de l'anneau en coïncidence avec l'axe du cercle divisé. Les 
vis a, a de l'anneau ^ ^ et celle de la plaque C servent suc- 
cessivement à rendre l'axe de l'anneau et du miroir perpen- 
diculaire à l'axe du cercle divisé. Tout l'appareil est assujetti 
par les vis a et 6 sur une petite colonne en fer faisant corps 
avec un arceau du même métal et qui est fixé , au moyen 
de vis de pression , à deux des bras du pied du spectromètre. 
On ajuste d'abord le miroir, puis on glisse l'auge autour du 
miroir et on la place exactement dans la position requise. 
