LA PULSATION CAROTIDIENNE NORMALE. 
387 
jacente, de telle sorte que le cône de liège s'applique sur la peau avec 
une pression convenable. 
Le système en question suivra les modifications de la pression arté- 
rielle avec d'autant plus de précision que les pressions supportées par 
les deux faces de la membrane seront égales. Or^ la surface du cône qui 
appuie sur la peau est d^environ un millimètre carré; la base qui repose 
sur la membrane du tambour a une surface environ dix fois plus grande, 
lia pression interne de Tappareil doit donc être ramenée au 7io 1^ 
pression sanguine, soit — puisque celle-ci se trouvait mesurer 150 à 
160 millim. de mercure ou 200 centimètres d'eau — à 20 centimètres 
d'eau. Ce n'est là qu'une première approximation très grossière; 
Texpérience montra qu'une pression de 18 cm. convenait le plus sou- 
vent; et il était parfois nécessaire de la modifier par tâtonnements, 
d'un centimètre par exemple, pour obtenir l'inscription de certains 
Fig. 2. Fig. 3. 
détails. Même avec les adaptations les plus précises, on n'arrive pas à 
éviter toutes les déformations du tracé, parce que la membrane du 
tambour découvert supporte du côté interne un léger excès de pression 
qui y développe une tension élastique. Une diminution de pression dans 
l'artère s'accompagne de la sorte d'une descente frop faible du cône, 
parce que celui-ci, obligé de suivre le mouvement d'affaissement, doit 
vaincre la tension signalée; et celle-ci, d'autre part, ne contrarie pas 
l'inscription d'une hausse de pression. 
La figure 2 représente un tracé d'essai, obtenu en faisant frapper 
le cône de liège par un ressort en vibration. La pression était de 25 cm. 
d'eau dans l'appareil; le temps est inscrit en cinquièmes de seconde. 
On constate que le nombre de vibrations est de 10 à 50 par seconde, 
et qu'il se présente peu de vibrations accessoires, bien que les mouve- 
ments aient une amplitude plus grande que dans l'inscription du pouls; 
ou peut aussi reinarquer qu'il n'y a pas non plus d'atténuation du mou- 
vement autre que celle que produit l'appareil, puisque celui-ci est aban- 
