E.  VAN  DER  VEN.  SUR  l’eFFET  UTILE  DU  COURANT,  ETC.  221 
Mon  étude  a porté  sur  les  lampes  suivantes:  trois  lampes 
d’Edison  (petit  modèle),  deux  de  Swan , deux  de  Maxim  — ne 
différant  l’une  de  l’autre  que  par  la  forme  du  ballon  en  verre , 
ovoïde  ou  sphérique,  — et  une  de  Lane-Fox. 
Les  observations  ont  eu  lieu  dans  deux  pièces  contiguës  du 
laboratoire  municipal  affecté  à l’examen  du  gaz  ; dans  l’une  de 
ces  pièces  est  placé  le  photomètre,  tandis  que  dans  l’autre  se 
trouvaient  les  instruments  nécessaires  à la  détermination  de 
l’intensité  du  courant. 
Le  photomètre  est  du  système  Evans  et  construit  par  William 
Sugg,  de  Londres.  Pour  l’exécution  des  expériences,  on  suivait 
exactement  la  méthode  indiquée  par  le  Gaz-Referees  de  Lon- 
dres. Les  bougies  employées  étaient  des  bougies  de  blanc  de 
baleine  (bougies-étalons  anglaises),  dont  l’intensité  lumineuse 
normale  est  celle  qu’elles  possèdent  quand  le  poids  de  la  matière 
grasse  brûlée  s’élève  à 7,776*  grammes  par  heure;  on  les  pesait 
a 1 aide  de  la  balance  de  Keates , et  dans  le  résultat  de  l’obser- 
vation il  était  tenu  compte  de  la  consommation  en  bougie.  Les 
déterminations  photométriques  sont  les  moyennes  de  dix  obser- 
vations, accomplies  en  autant  de  minutes.  M 
L’intensité  du  courant  était  mesurée  à l’aide  d’une  boussole 
des  tangentes,  disposée  selon  le  système  de  Gaugain;  les  indi- 
cations correspondantes  sont  les  moyennes  de  trois  observations , 
faites  au  commencement,  au  milieu  et  parfois  à la  fin  de  chaque 
détermination.  La  réduction  de  ces  indications  a été  exécutée 
au  moyen  du  voltamètre,  pour  huit  déviations  différentes, 
distribuées  sur  l’espace  que  l’aiguille  avait  parcouru  lors  des 
observations. 
La  détermination  des  résistances,  en  tant  que  celles-ci  n’étaient 
pas  déduites  des  observations  elles-mêmes,  eut  lieu  par  le  gal- 
vanomètre universel  de  Siemens,  c’est-à-dire  suivant  la  méthode 
de  Wheatstone. 
*)  Les  cahiers  originaux  , tant  des  observations  photométriques  que  des 
autres,  seront  publiés  dans  les  Archives  ch<  Musée  Teyler,  nouvelle  série 
3e  partie. 
