MOMÉTRIQÜES  PRODUITES  PAR  LA  TENSION,  ETC.  265 
ouverture  et  par  une  rainure  pratiquée  dans  le  support  en  bois 
passait  le  fil  métallique,  qui  pouvait  être  tendu  suffisamment 
au  moyen  de  deux  petites  plaques  de  cuivre  soudées  sur  lui. 
La  position  horizontale  avait  été  choisie  pour  le  fil  afin  de 
pouvoir  obtenir  une  température  uniforme,  résultat  qui  était 
parfaitement  atteint  à l’aide  d’un  toit  de  ouate  reposant  de 
tous  les  côtés  sur  la  table. 
En  faisant  glisser  des  poids  sur  le  long  bras  (60  cm.)  du 
levier,  on  modifiait  à volonté  la  tension;  la  grandeur  du  dépla- 
cement se  laissait  régler  au  moyen  d’une  pince  en  cuivre, 
vissée  sur  le  bras.  On  faisait  mouvoir  les  poids  en  allant  de 
cette  pince  vers  l’extrémité , ou  vice-versâ , de  sorte  que  le  fil 
restait  toujours  tendu. 
Les  changements  de  température  qui  avaient  lieu  lors  de  la 
traction  et  du  relâchement  devaient  être  mesurés.  A cet  effet, 
un  très  mince  fil  d’un  métal  présentant  une  grande  différence 
thermo-électrique  avec  le  fil  principal , était  enroulé  2 fois 
autour  de  celui-ci;  toute  variation  de  température,  qui  se  pro- 
duisait au  point  de  contact , excitait  donc , lorsqu’une  des 
extrémités  du  fil  principal  était  reliée  au  fil  mince,  un  courant 
thermo-électrique,  dont  l’intensité  pouvait  être  mesurée  en  in- 
troduisant un  galvanomètre  dans  le  circuit  (PI.  YI,  fig.  1). 
Pour  déduire  de  la,  déviation  {p)  du  galvanomètre  la  variation 
de  température  (fi),  deux  quantités  doivent  être  déterminées: 
P.  r , la  résistance  du  circuit  total  p xr  est  alors  la  dévia- 
tion correspondant  au  cas  où  la  résistance  eût  été  de  1 Siemens. 
2°.  la  déviation  qu’occasionnerait,  dans  le  cas  d’une  résis- 
tance égale  à 1 Siemens,  une  différence  de  température  de  1°  C 
au  point  de  contact  ; on  a alors 
E • 
Le  galvanomètre  était  du  système  Thomson  , à petite  résis- 
tance; au  moyen  d’aimants  convenablement  placés  on  augmen- 
tait l’astasie,  de  sorte  que  la  durée  d’oscillation  [T)  s’élevait  à 
