374  W.  C L.  VAN  SCHàlK.  RECHERCHES  CONCERNANT  LA  DIS- 
Mon  choix  s’est  arrêté  sur  deux  corps , l’eau^  et  une  certaine 
espèce  de  verre.  Le  pouvoir  rotatoire  électromagnétique  de  l’eau 
est  environ  le  tiers  de  celui  du  sulfure  de  carbone;  le  verre 
en  question  dévie  un  peu  plus  que  l’eau. 
J’ai  rencontré  ce  verre  dans  le  cabinet  du  laboratoire  phy- 
sique de  l’université  d’Utrecht  ').  C’est  un  assez  gr^^nd  parallé- 
lépipède de  Fresnel,  taillé  par  Dollond  ; sous  l’épaisseur  donnée , 
il  fut  reconnu  suffisamment  transparent  pour  la  lumière  ultra- 
violette. Un  des  angles  aigus  servit  plus  tard  à la  détermina- 
tion des  indices  de  réfraction. 
L’indice,  pour  la  raie  E fut  trouvé,  à 18",  =:  1,5139 ; la  den- 
sité est  ::::  2,46.  Dans  la  suite,  ce  verre  sera  appelé  ,, verre  à 
glace  de  Dollond”. 
Les  rotations  ont  été  déterminées  suivant  la  méthode  de  Fi- 
zeau  et  Foucault.  Pour  la  rotation  auxiliaire,  j’ai  employé,  de 
même  que  Yerdet  et  M.  H.  Becquerel,  une  plaque  de  quartz 
de  un  millimètre  d’épaisseur,  qui  était  taillée  perpendiculaire- 
ment à l’axe  optique  et  déviait  le  plan  de  polarisation  à gauche. 
On  la  plaçait  entre  les  niçois,  tout  près  de  l’analyseur. 
Pour  l’observation  des  rayons  ultra-violets,  le  spectroscope 
exigeait  une  disposition  particulière. 
D’abord,  les  milieux  réfringents  devaient  laisser  passer  con- 
venablement les  susdits  rayons,  et,  d’autre  part,  pour  les 
rendre  visibles,  un  oculaire  spécial  était  nécessaire. 
Je  me  suis  servi  pour  l’ultra-violet  d’un  spectroscope  ordinaire 
de  Steinheil,  dont  le  verre  était  remplacé  par  du  spath  d’Islande 
et  du  quartz. 
Le  prisme  réfringent  était  un  prisme  équilatéral  de  spath  d’Is- 
lande, et  j’employais  le  spectre  ordinaire,  qui,  pour  cette  sub- 
stance, est  plus  grand  que  le  spectre  extraordinaire.  L’axe 
optique  était  à peu  près  parallèle  aux  arêtes  réfringentes. 
Pour  le  collimateur,  je  fis  faire  une  lentille  biconvexe  de  spath 
')  Il  fait  partie  d’nn  appareil  de  polarisation  d’Airy,  ii°.  442  du  cata- 
logue. (Voir  Pogg.  Ann.  t.  XXIII). 
