376  W.  C.  L.  VAN  SCHAIK.  RECHERCHES  CONCERNANT  LA  DIS' 
de  ces  prismes , avec  lequel  j’obtenais  par  réflexion , comme  c’est 
le  cas  dans  ces  spectroscopes , une  dispersion  de  deux  prismes. 
Devant  le  collimateur  de  ce  spectroscope , je  plaçais  une 
lentille  cylindrique  biconvexe  de  Duboscq,  taillée  de  telle  sorte 
que  les  deux  surfaces  cylindriques  convexes  se  croisent  à angle 
droit,  d’où  il  résulte  une  convergence  du  faisceau  lumineux 
dans  le  sens  horizontal  et  dans  le  sens  vertical.  Le  foyer  linéaire 
(vertical),  que  j’amenais  sur  la  fente,  est  à une  distance  d’en- 
viron 32  mm.  du  centre  de  la  lentille. 
Les  rotations  électromagnétiques  furent  toujours  étudiées  à la 
lumière  solaire.  Comme  héliostat,  on  se  servait  d’un  simple 
porte-lumière , dirigé  à la  main  de  façon  que*  le  faisceau  incident 
conservât  une  position  fixe,  ce  qui  se  laissait  faire  avec  une 
assez  grande  exactitude,  vu  que  la  personne  chargée  de  ce 
soin  pouvait  observer,  à une  distance  de  plus  de  trois  mètres 
du  porte-lumière , une  tache  lumineuse  circulaire , qui  devait  être 
projetée  sur  l’ouverture  d’un  diaphragme. 
Parmi  les  miroirs  que  j’essayai,  ceux  qui  convinrent  le  mieux 
furent  un  miroir  en  argent,  construit  par  M.  Dlland,'  et  un 
certain  miroir  en  verre  étamé.  Bien  que  ce  dernier  ait  une 
épaisseur  assez  notable , il  satisfait  bien  pour  l’ultra-violet , proba- 
blement parce  qu’il  est  un  peu  cylindrique,  la  génératrice  de 
la  surface  étant  parallèle  à la  largeur  du  miroir.  Il  en  résultait 
que  le  faisceau  lumineux,  qui  pénétrait  dans  le  spectroscope 
à.  une  distance  de  cinq  mètres  de  l’ouverture  éclairée,  éprouvait 
une  certaine  concentration. 
On  observait  facilement , dans  l’oculaire  fluorescent,  les  raies 
jusque  au-delà  de  S. 
Pour  l’observation  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  des 
rayons  ultra-violets  par  la  méthode  employée,  il  est  nécessaire 
que  la  pièce  où  l’on  opère  soit  aussi  obscure  que  possible.  La 
réflexion  diffuse,  sur  les  objets  les  plus  divers,  doit  surtout 
être  évitée;  dès  l’entrée  du  faisceau  solaire  dans  la  chambre, 
une  lueur  diffuse  se  répand  de  tous  côtés.  On  doit  supprimer  ces 
phénomènes  au  moyen  de  tubes  et  de  diaphragmes. 
