382  W,  C.  L.  VAN  SCHAIK.  RECHERCHES  CONCERNANT  LA  DIS- 
minima , il  doit  (vu  d’en  haut)  être  tourné  encore  un  peu  à droite, 
si  l’observateur  est  placé  de  façon  à avoir,  avec  la  disposition 
ordinaire  du  spectroscope  à un  seul  prisme , la  source  lumineuse 
à sa  main  gauche. 
Les  rayons  les  plus  réfrangibles , tels  que  ceux  de  l’extrémité 
du  spectre  du  zinc,  obtenu  en  faisant  jaillir  entre  des  pôles  de 
ce  métal  une  étincelle  d’induction  concentrée,  (par  exemple 
A = 20,6)  se  voient  beaucoup  plus  difficilement  sous  la  déviation 
minima  que  dans  une  autre  position  déterminée  du  prisme. 
La  lentille  collimatrice  de  spath  donne  généralement  lieu, 
dans  l’oculaire,  à deux  images  du  spectre  ordinaire.  Ces  ima- 
ges ont  une  assez  grande  différence  de  distance  à la  lentille. 
On  peut  donc  faire  sortir  le  tuyau  qui  porte  l’oculaire,  jusqu’à 
ce  qu’une  de  ces  deux  images  soit  vue  nettement;  l’autre  reste 
alors , pour  ainsi  dire , inaperçue.  Mais  lorsque , en  faisant  tourner 
le  polariseur,  on  amène  dans  le  champ  la  bande  noire,  celle-ci 
apparaît  naturellement  sur  chacune  des  deux  images,  et  bien 
que  l’une  d'elles  ne  soit  presque  pas  visible  dans  les  circon- 
stances ordinaires,  l’obscurcissement  local  ainsi  produit  se  fait 
reconnaître  plus  ou  moins  distinctement. 
Or,  les  raies  correspondantes  des  deux  images  n’occupant 
nullement  la  même  place  dans  le  champ  visuel,  il  en  est  de 
même  des  deux  bandes  noires;  celles-ci  ne  coïncident  pas  exac- 
tement. Il  en  résulte  que  le  milieu  de  cette  bande , sur  lequel 
on  pointe,  n’est  pas  jugé  à sa  place  véritable  ^). 
Il  est  donc  nécessaire  que  l’image  qu’on  n’étudie  pas  soit 
complètement  obscurcie.  Cette  condition  est  réalisée  de  la  ma- 
nière suivante. 
On  enlève  le  nicol  polariseur,  ainsi  que  la  lentille  collimatrice , 
puis  on  envoie,  suivant  l’axe  de  l’appareil  optique,  un  faisceau 
de  lumière  non  polarisée.  On  tourne  alors  l’a*nalyseur,  jusqu’à  ce 
que  le  spectre  ordinaire , qu’on  reçoit  sur  un  écran  après  avoir 
0 Une  mesure  spéciale  m’a  appris  qu’on  peut  commettre  ainsi  des 
erreurs  de  plus  d’un  degré. 
