SUR l'action des muscles bronchiques, etc. 11 
court, pour se refermer immédiatement après. La fig. 2, Pl. I, 
montre de quelle manière l'excentrique manœuvre le robinet. 
A la roue B est fixé concentriquement un disque P, qui présente 
à son pourtour 12 ouvertures, placées à égale distance l'une 
de l'autre. Une goupille peut être vissée dans chacune de ces 
ouvertures. 
Dans la figure, les ouvertures sont numérotées et la goupille 
0 occupe le trou n°. 4. Lorsque la roue tourne, cette goupille 
vient heurter une tige NN, recourbée à angle droit et fixée 
au robinet D. Sous l'action de ce choc, le robinet s'ouvre 
subitement. Mais dès que la goupille 0 est passée, un ressort 
Q referme le robinet et ramène la tige NN dans sa position 
primitive. A chaque révolution complète de la roue, le mouve- 
ment indiqué se répète. 
Si la goupille 0 ne se trouve pas au n°. 4, mais dans une 
autre ouverture, le même effet se produit, mais pour une autre 
position de la roue. Les douze ouvertures donnent donc le 
moyen de mesurer la pression dans douze phases différentes 
de la période respiratoire. 
Le dispositif tout entier est mis en jeu par un petit moteur 
à eau de la force de de cheval, tel qu'on en trouve actuel- 
lement dans presque tous les laboratoires. L'emploi de ces 
moteurs offre, en général, l'inconvénient qu'avec une faible 
dépense d'eau le mouvement est très irrégulier. Désire-t-on 
une marche uniforme, il faut ordinairement augmenter de 
beaucoup la consommation d'eau, et parfois la porter au triple 
ou au quadruple de ce qui est nécessaire pour la quantité de 
travail utile produit. 
Pour les recherches que j'avais en vue, la régularité du 
mouvement était une condition essentielle, car, si une aug- 
mentation de résistance dans les poumons retardait le mou- 
vement respiratoire, la mesure de la pression intrapulmonaire 
serait manquée. 
En conséquence, j'adaptai à mon appareil un lourd volant 
en fer, de 1™,30 de diamètre, qui tournait sur pointes avec 
