12 
W. PnNTHOVEN. 
un frottement extrêmement faible et obviait d'une manière 
complètement satisfaisante à l'inconvénient signalé. 
Peut-être n'est-il pas déplacé de mentionner encore quel- 
ques autres particularités. L'attirail était des plus simples. 
Pour l'injection de l'air, je me servais d'une seringue ordi- 
naire à clystère, dont le piston avait été remplacé par un 
disque pourvu de deux morceaux recourbés de cuir foulé ; les 
soupapes étaient formées de deux larges rondelles de baudruche, 
et pour robinets j'avais choisi deux grands robinets à vapeur. 
Tous les tubes de l'appareil étaient larges, placés dans une 
position plus ou moins inclinée, et munis, en leurs points 
les plus bas, de petits réservoirs où pouvait se rassembler la 
vapeur d'eau condensée. 
Le manomètre servant à mesurer la pression intrapulmonaire 
consistait en un tube de verre rempli de mercure, de la forme 
indiquée par les fig. 1 et 2, PI I. En le tube a U""'" de 
largeur, en E 56"'™. Les mouvements du mercure, amplifiés 
plus de 11 fois par un levier, s'inscrivaient sur un cylindre 
tournant. A la fin de chaque expérience, les valeurs absolues 
du tracé décrit étaient lues, en millimètres de pression d'eau, 
sur un long manomètre à eau. 
Pour la mesure de la pression du sang, j'employais le 
kymograpliion de Fick, dont le tube, rempli de liquide, était 
fixé par une ligature dans la carotide. A l'origine, les ondes 
des pulsations cardiaques étaient amoindries à l'aide d'un 
robinet inséré dans le tube; mais bientôt je renonçai à faire 
usage de ce robinet, à cause d'inconvénients pratiques. Les fig. 1, 
et 2, PI II, montrent quelques-uns des tracés obtenus alors 
que le robinet fonctionnait encore. 
Finalement, je noterai qu'au kymographion était relié un 
manomètre ordinaire à mercure, sur lequel, après chaque 
expérience, on pouvait lire, en millimètres de mercure, les 
valeurs absolues des tracés de la pression du sang. 
