MESURES CONCERNANT LA SURFACE, ETC. 
361 
de mercure, g et l ceux de la petite, la correction cherchée 
devient: 
La capacité totale des tubes fut également déterminée au 
moyen du mercure : placés dans la position verticale, on y as- 
pirait le métal jusqu'à un point de la partie étroite, puis on 
les fermait par en bas à l'aide d'un capuchon de caoutchouc, 
qui s'adaptait sur l'extrémité inférieure, étirée en pointe. Après 
avoir noté le niveau du mercure et la température, on laissait 
écouler du mercure jusqu'à une marque tracée sur la pointe 
inférieure. Lors de la détermination de la pression du gaz, 
on avait soin que le ménisque du mercure vînt à corres- 
pondre à cette même marque de la pointe d'en bas. La 
capacité de la pointe supérieure ne pouvait pas être mesurée 
d'avance; lorsque la série des observations à faire avec un 
tube était terminée, on usait peu à peu cette pointe à la 
lime, jusqu'à ce qu'un orifice capillaire devînt perceptible : 
il était alors possible d'introduire du mercure et de compléter 
la détermination de la capacité du tube. 
10. La capacité d'un tube Cailletet ordinaire est de 40 à 
50^^, celle de la partie supérieure étroite tout au plus de 2,5 
à 3^°. Au moment où, par suite de la compression du gaz, 
le ménisque du mercure devient visible, le volume est donc 
déjà réduit au quinzième de sa valeur primitive ; à la tempé- 
rature ordinaire, le chlorure de méthyle est déjà liquéfié sous 
cette pression, de sorte que du liquide apparaîtra à la surface 
du mercure ; mais alors il est à craindre que dans le réservoir, 
et surtout à sa partie supérieure, des gouttelettes liquides ne 
soient restées suspendues. Pour prévenir cet effet, on peut 
prendre un réservoir beaucoup plus petit; dans ce cas, effec- 
tivement, le tube Cailletet devient propre aux recherches à 
basse température; mais à des températures plus élevées, où 
