LE POLYRHEOTOME RYTHMIQUE. 
439 
Le mercure est versé dans des cavités b^b^ pratiquées dans 
des blocs rectangulaires en ébonite. La section horizontale 
de ces cavités a la forme d'un triangle rectangle. Le mercure 
est en contact avec un fil de platine communiquant avec une 
petite borne, placée à l'extérieur du bloc en ébonite et dans 
laquelle on peut fixer, au moyen de la vis de serrage, les fils con- 
ducteurs venant de s/ ou de s^'. Comme le montre la figure 1, 
les deux godets à mercure b^ b^ sont orientés de telle manière 
que les longues cathètes de leur section se regardent tandis que 
les courtes sont tournées, pour l'un des godets vers l'axe de 
rotation, pour l'autre vers l'extérieur. 
Chacun des deux blocs en ébonite peut se déplacer transver- 
salement dans un châssis en laiton de longueur à peu près 
double; ils peuvent être arrêtés au moyen des petites vis ee. 
Lorsqu'ils se trouvent dans les moitiés contiguës des châssis, 
la distance des deux surfaces de contacté, etb^ est minimum 
(environ 1 mm.). Placés dans les moitiés extérieures, leur dis- 
tance est à peu près celle de deux trous voisins du disque, 
savoir 20°. On peut encore augmenter la distance jusqu'à plus 
du double de cette dernière valeur en tournant le bouton/ qui, 
au moyen d'une crémaillère, déplace le châssis dans le sens 
de la tangente du cercle décrit par les pointes en platine. 
De plus, les deux godets peuvent être déplacés dans la direc- 
tion radiale indépendamment l'un de l'autre. A cet effet, 
chacun des deux châssis portants les godets 5, et 6^ est fixé 
acquise, exige l'égalité de ces distances. On a satisfait à cette condition en 
plaçant dans chaque trou numéroté un bouchon, portant le même chiffre et en 
ajustant la longueur des pointes de platine en chaque cas particulier, jusqu'à 
obtenir des distances rigoureusement égales. Comme contrôle, on enregis- 
trait par voie électromagnétique la durée du contact sur un cylindre 
tournant rapidement, et sur lequel s'inscrivaient les phases d'un diapason 
de 25 vibrations. Le réglage fut continué jusqu'à ce que, à mouvement 
lent du rhéotome, c'est-à-dire pour une longue durée des fermetures, les 
difTérences commençassent à être sensibles, quand les pointes plongeaient 
de % SL i millimètre dans le mercure. 
