LE POLYllHEOTOME RITHMIQUE. 
443 
Dans presque tous les cas on peut regarder comme zéro 
une résistance de 0,0001 ohm. Lorsque, le contact ah étant 
fermé, on relie, par des fils courts et gros, s, et s,' avec les 
deux pôles de deux forts éléments de G r o v e, accouplés en 
quantité, et en même temps, étant fermé, s 2 et s./ avec 
les bouts d'un circuit métallique dans lequel on a introduit, 
aussi efficacement que possible, le très excitable nerf sciatique 
d'une grenouille, on ne parvient pas à y provoquer des con- 
tractions par une fermeture ou rupture du courant, que l'ar- 
bre soit en mouvement ou en repos Un multiplicateur de 82000 
tours, du type que M. du Bois-Reymond a construit 
pour l'étude du courant propre des nerfs, relié en dérivation 
aux deux bouts du conducteur commun, n'accuse qu'une dé- 
viation de 1° — 2°, tandis que, en substituant au conducteur 
commun la clef à friction de M. du Bois-Reymond, et 
de même un manipulateur ordinaire à mercure, on obtient 
au moins 8°. 
Ainsi donc, notre appareil ne pourra, tout au plus, être en 
défaut que dans les cas où plusieurs circuits métalliques de 
résistance médiocre doivent être fermés par le conducteur com- 
mun, comme dans les expériences thermo-électriques. Cepen- 
dant, une application indirecte, comme celle décrite page 434 
de notre article précédent, figure 9, reste encore possible dans 
ce cas. 
Il est à peine besoin de dire que, lorsqu'on a affaire à des 
différences de potentiel très élevées, il faudra se prémunir 
contre les effets d'actions unipolaires. Toutefois, d'après ce 
qui a été dit plus haut, avec notre appareil ils seront encore 
un peu moins à craindre qu'avec les dérivations usuelles à 
très faibles résistances. 
2. Sécurité et uniformité des contacts. 
Il n'y a pas de difficulté, comme le montre le rhéoscope neuro- 
musculaire, à régler le contact de manière que chaque fois, 
la fermeture soit assurée. Ce ne sont que les contacts à mer- 
