446 
TH. W. ENGELMANN. 
les bouchons, et par suite aussi les languettes, conservent 
exactement la même position. C'est principalement lorsque la 
durée des contacts fermés doit être très courte, — quand, à 
chaque révolution, plusieurs bouchons doivent entrer en jeu, — 
qu'il faut prendre soin que cette durée soit bien égale pour 
tous les contacts. Car, comme on sait, l'effet excitant de coups 
de courant, ainsi que celui des courants d'induction ordi- 
naires, diminue, dès que la durée du contact tombe au des- 
sous d'une certaine limite, qui dépend de la nature de la 
préparation, de l'intensité et de la nature du courant. Il faut, 
pour cette raison, donner à chaque languette, en employant 
au besoin une forte pincette, une inclinaison telle que, dans 
la même position verticale des blocs de cuivre, elles commencent 
toutes à faire contact. De plus, elles doivent toutes décrire le 
même trajet sur ces blocs et l'étincelle doit se produire au même 
point. Il est à recommander d'enregistrer, comme contrôle, 
la durée du contact, au moyen d'un signal de D e p r è z ou 
de Pfeil, sur le cylindre d'un kymographion tournant avec 
une vitesse connue et suffisamment grande. Cependant, le con- 
trôle le plus sensible est toujours l'excitation du nerf d'un 
muscle extérieur. ') 
Les exemples reproduits dans la figure 1 montrent la régu- 
larité extraordinaire du contact obtenu avec les languettes en 
cuivre durci. Je les ai pris d'un très grand nombre d'expé- 
riences, toutes également bien réussies. 
Ce sont des contractions isotoniques de gastrocnémiens de 
grenouilles; elles furent produites, celles des figures a, b et d 
par des coups d'induction d'intensité régulièrement croissante 
1) J'ai également pourvu de contacts à languettes en cuivre durci, au 
lieu de contacts à mercure, un moteur électromagnétique de v. H e 1 m- 
h 0 1 1 z. La constance du mouvement et Futilité de l'instrument y ont 
beaucoup gagné. Deux éléments de G r o v e, de dimensions médiocres, suf- 
fisaient pour faire marcher le polyrhéotome avec les vitesses de rotation 
dont j'ai eu besoin jusqu'ici. Pour l'ajustement de précision des ressorts, 
les blocs de cuivre, qui remplacent les gouttières semicirculaires à mer- 
cure, peuvent être abaissés ou relevés au moyen d'une vis de réglage. 
