448 
TH. W. ENGELMANN. 
Dans toutes les expériences, le circuit primaire contenait un élément 
de Gr r e n n e t, ayant déjà servi, de grandeur ordinaire, un manipulateur et un 
signal de Pfeil, inscrivant les contacts du polyrhéotome entre la courbe 
des contractions et celle d'un diapason faisant deux vibrations par seconde. 
Le nombre des bouchons était de 3 en a, 4 en c, 1 en 6 et d. Les courbes 
ont été inscrites de gauche à droite. 
Moteur. 
Tours du 
polyrhéotome 
en secondes. 
a. Horlogerie de Baltzar 
h. App. électrom. de v. Helmholtz 
c. Horlogerie de Baltzar 
d. App. électrom. de v. Helmholtz 
Primaire. 
(y',()360 
0 ,0107 
0 ,0255 
Durée de fermeture 
du courant 
Secondaire. 
0",0230 
0 ,0071 
6,50 
1,29 
3,06 0 ,0255 0, 0160 
1,025 0 ,0085 
Intensités de l'excitation, 
l'intensité maximum qu'on pouvait obtenir dans chaque cas, 
lorsque les deux bobines se couvraient complètement, étant = 1000, 
a. 32, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 300, 200, ... 35, 32, 35, etc. 
h. 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 350, 300 .. . 150, 
125, 100, 95, 100, 125 etc. 
c. 32. 
d. 50, 75, 150, 300, 600, 300, 150, 75, 50, 40, 50, 75, 150, 300, 600, 300. 
150, 75, 50. 
employait un élément Grennet presque épuisé) les excitati- 
ons peuvent être considérées comme produites uniquement 
par le courant induit de rupture. Les variations du courant 
dans les expériences a, c?, entre deux excitations successives 
(a et h) ou entre des groupes de 4 excitations, furent simple- 
ment produites par le déplacement, le long d'une échelle 
graduée en intensités, de la bobine secondaire d'un inducteur 
à glissière de du B ois-Reymond. Quoique le temps dis- 
ponible ne permit pas d'ajuster les courants avec toute la 
précision possible, la régularité presque idéale des résultats 
montre bien que le réglage était parfaitement suffisant. 
3. Manière de se servir de l'instrument. 
L'instrument permet de faire varier les grandeurs ou rap- 
ports de grandeurs suivants, indépendamment l'un de l'autre. 
