LE POLYRHEOTOME RYTHMIQUE. 
451 
heureuse qu'a eue M. L. Hermann et qui rend possible, 
pour ainsi dire, une microscopie de processus électriques de 
très courte durée se répétant identiquement, pourrait rece- 
voir dans notre instrument une application utile. 
c.) Le rapport entre la durée du courant fer- 
mé {tf) et celle de l'interruption (Q. 
En n'employant qu'un seul contact, 6, ou 62, et en con- 
servant le même nombre et la même position des bouchons, 
on peut faire varier suffisamment ce rapport en déplaçant, 
dans la direction radiale, les contacts fixes au moyen de la 
vis. L'abaissement ou le relèvement de ces contacts au moyen 
de la vis / de la figure 2 permettent de faire varier dans des 
limites mesurées la durée du contact et par suite le rapport 
tf : ti. Toutefois, dans la position abaissée des contacts, la fer- 
meture du courant devient bientôt moins sûre. 
Si Ton fait agir plusieurs contacts pour opérer des ferme- 
tures successives du même courant, on a encore une ressource 
assez large dans la variation de la distance angulaire des 
contacts. Les pauses entre la rupture d'un contact et la fer- 
meture du suivant peuvent être réduites ainsi jusqu'à zéro. 
Avec 36 bouchons, le courant, lorsque l'instrument marche, 
est alors permanent, ce qui, entre autres, rend possible de 
l'employer à l'étude des „secousses initiales" et „finales". 
L'instrument remplace alors, dans sa fonction essentielle, 
l'appareil à contact double, combiné avec le myographion de 
V. Helmholtz que j'ai employé antérieurement^) dans le 
même but. Dans ce cas, il faudra prendre un soin particulier 
pour assurer la parfaite uniformité des contacts et l'égale durée 
de chaque passage et de chaque interruption du courant 
pendant une révolution. 
1) L. Hermann, Ueber Rheo-Tachygraphie, etc. Pflûgers Archiv, T 
4891, p. 539. 
2) Ueber Reiznncr der Muskeln iind Nerven mit discontinnirliclien elec- 
Irischen Stromen. Pflikjers Arcliiv, T. TV. 1870, p. 
30* 
