472 J. W. MOLL. LE POTÉTOMÈTRE, APPAREIL SERVANT à 
la figure, est fixé dans le tube au moyen d'un petit caout- 
chouc et de deux ligatures, ce qui donne une occlusion par- 
faitement étanche et hermétique. 
Qu'on se figure maintenant les deux robinets a et d fermés, 
l'appareil entier rempli d'eau dans toutes ses parties, et le 
rameau fixé de telle sorte que l'extrémité sectionnée se trouve 
dans le plan kl^ c'est-à-dire dans le plan qui contient aussi le 
tube horizontal ouvert /. 
Lorsque le rameau absorbe de l'eau, une petite bulle d'air 
pénètre dans l'appareil par le tube f et va se loger au haut du 
tube a b. Par l'abaissement du niveau du liquide dans ce tube 
on peut donc apprécier immédiatement la quantité d'eau aspirée. 
La pression étant la même dans tous les points du plan hori- 
zontal kl, la section du rameau reste constamment sous la 
pression atmosphérique, qui règne à la hauteur du tube 
tandis que l'air emprisonné au-dessus de la colonne d'eau , dans 
le tube aôj se trouve à un état de raréfaction plus ou moins 
grande. 
De cette manière il est satisfait, comme on le voit, à la 
condition qu'aucun changement ne survienne dans la pression 
de l'eau sur la surface absorbante du rameau. 
Je vais dire maintenant comment on amène l'appareil au point 
où il est prêt à servir, après quoi je fixerai l'attention sur 
une couple de détails de construction, nécessaires pour assurer 
l'exactitude des résultats. 
Lorsqu'on veut faire une expérience avec l'appareil , on com- 
mence par fermer le tube /, en le recouvrant d'un bout de tube 
de caoutchouc muni d'une pince de serrage. A chacun des deux 
tubes en a et d on adapte un tube de caoutchouc de longueur 
un peu plus grande , et on ouvre les robinets en verre a et d. 
Le petit tube de caoutchouc ^, dans lequel sera fixée ultéri- 
eurement la plante, est également fermé au moyen d'une pince 
de serrage. Le tube adapté à d pend dans un verre contenant 
de l'eau. 
