MESURER l'aspiration DE l'eAU PAR LES PLANTES. 477 
avoir un volume notablement moindre. Cela est effectivement le 
cas dans l'appareil ci-dessus décrit , dont la disposition comporte , 
dans toutes les parties du tube, une exactitude d'au moins 
0,01 cent. cube. 
L'expérience m'a toutefois montré que, pour satisfaire à cette 
condition, le volume total de l'air ne doit pas s'élever à plus 
de 15 cent, cubes. Lorsque cette limite n'est pas franchie, il 
est facile , sans beaucoup de tentatives infructueuses , de trouver 
la bonne distance de la plaque a' à l'extrémité du tube /, 
tandis que, avec un volume d'air de 20 cent, cubes par exemple, 
cela ne réussit plus qu'après de longs tâtonnements. Pour que 
l'appareil présente dans toutes ses parties les mêmes garanties 
de précision et soit en outre d'une manœuvre facile, je n'ai 
donc fait diviser le tube a h que sur une étendue correspondant 
à 15 cent, cubes de capacité. 
Quand on voudra essayer si la distance de la plaque a' k f 
est telle qu'elle doit être, on examinera donc si le volume des 
bulles d'air ne dépasse pas 0,01 cent. cube. La pièce b' sera 
avancée ou reculée jusqu'à ce que cette condition soit remplie. 
Une fois la bonne distance trouvée, il n'y a plus rien à y 
changer dans la suite. 
Il va sans dire que , si l'on veut faire des observations d'une 
durée très courte , on peut aussi , au lieu de lire la hauteur du 
niveau de l'eau , compter le nombre des bulles d'air qui s'élèvent 
dans le tube. Mais on doit alors tenir compte de ce qui vient 
d'être dit au sujet de la grosseur des bulles et , en conséquence , 
commencer par déterminer, pour une distance fixe entre la 
valve a et le tube le volume moyen des bulles, suivant que 
le niveau se trouve dans les différentes parties du tube a c. 
Cette détermination est d'ailleurs des plus simples : il suffit de 
compter le nombre des bulles pour des différences de niveau 
correspondant, par exemple, à une différence de volume de 1 
cent. cube. 
De même que le transpiromètre de M. Sachs, mais sans les 
inconvénients attachés à cet appareil , le potétomètre nous permet 
