146 
H.  ZWAARDEMAKER  CZ. 
en  olfacties,  sur  celui  en  gomme  ammoniaque  — gutta-percha, 
en  centaines  d’olfacties,  parce  que  de  cette  manière  la  lecture 
devient  le  plus  facile,  les  traits  de  la  division  s’espaçant  alors 
d’environ  1 centimètre  (un  peu  plus  ou  un  peu  moins,  sui- 
vant l’espèce  de  caoutchouc  ou  le  mode  de  préparation  du 
mélange  gomme  ammoniaque  — gutta-percha). 
Si,  pour  l’examen  clinique,  la  disposition  dont  nous  venons 
de  parler  peut  être  dite  pleinement  satisfaisante,  on  doit  exiger 
davantage  quand  il  s’agit  de  recherches  rigoureusement  scien- 
tifiques sur  la  physiologie  de  l’odorat.  L’olfactomètre  clinique 
est  à peu  près  constant;  complètement  invariable  pendant 
des  mois  et  des  années,  il  ne  l’est  pas.  Mais  on  peut,  sous 
ce  rapport,  donner  à l’appareil  toute  l’exactitude  désirable  en 
le  modifiant  de  la  manière  suivante. 
Le  cylindre  olfactométrique  ordinaire  (consistant,  comme  on 
le  sait,  en  une  matière  odorante  solide,  entourée  extérieure- 
ment d’une  enveloppe  de  verre)  sera  remplacé  par  un  cylindre 
de  terre  cuite  poreuse.  Celui-ci  doit  naturellement  avoir 
les  mêmes  dimensions  que  les  cylindres  ordinaires,  afin  de 
s’adapter  exactement  sur  le  tube  olfactif  et,  ramené  en  arrière ? 
de  le  recouvrir  en  entier.  La  maison  ’t  Hooft  et  Labouchère, 
de  Delft,  a eu  l’extrême  obligeance  de  faire  fabriquer  pour 
moi  des  cylindres  de  ce  genre,  avec  les  matières  premières 
de  la  belle  porcelaine  qui  a valu  à sa  fabrique  un  renom 
universel  *).  Ils  sont  en  pâte  kaolinique  poreuse,  qui,  par 
elle-même,  ne  donne  presque  aucune  odeur.  La  faible  senteur 
de  terre  cuite,  qu’on  perçoit  encore  à l’origine,  se  perd  com- 
plètement lorsque  les  cylindres  séjournent  une  couple  de  jours 
dans  une  eau  courante.  Aux  deux  extrémités,  coupées  à angle 
droit,  ils  ont  reçu  une  couverte  vitreuse.  Quant  aux  faces 
interne  et  externe,  elles  sont  restées  dans  leur  état  primitif, 
c’est-à-dire,  blanches  et  poreuses,  facilement  pénétrables  aux 
liquides.  Ces  cylindres  remplissent  maintenant,  dans  mes 
i)  Pour  le  service  ainsi  rendu,  j’adresse  à la  maison,  ainsi  qu’à  son 
ingénieur,  M.  Grundel,  mes  sincères  remercîments. 
