SUR  LA  NORME  DE  L’ACUITE  OLFACTIVE  (OLFACTIE).  147 
appareils  destinés  aux  recherches  physiologiques’  le  rôle  de 
cylindres  olfactométriques.  Avant  l’expérience,  je  les  plonge 
dans  un  flacon  à l’émeri , rempli  du  liquide  dont  l’odeur  doit 
^tre  employée  dans  l’expérience.  Ce  liquide  peut  être,  par 
exemple,  une  solution  d’acide  valérianique.  La  teneur  en  élé- 
ment odorant  a été  préalablement  déterminée  avec  soin  par  voie 
acidim  étriqué.  Dans  le  flacon  bouché  à l’émeri  les  cylindres  poreux 
sont  laissés  pendant  plusieurs  heures,  de  sorte  qu’on  peut 
admettre  que  le  liquide  a entièrement  rempli  les  pores  de  la 
porcelaine,  du  moins  dans  les  couches  les  plus  voisines  des 
surfaces  intérieure  et  extérieure.  Après  avoir  été  retirés  du 
liquide  odorant,  les  cylindres  sont  essuyés  en  dedans  et  en 
dehors,  puis  placés  sur  l’olfactomètre.  La  détermination  de 
l’acuité  olfactive  n’offre  alors  aucune  difficulté  et  l’on  est  par- 
faitement sûr  — en  se  servant  du  même  cylindre  — d’obtenir 
toujours,  avec  une  même  concentration  du  liquide  imprégnant, 
le  même  chiffre  pour  la  longueur  de  cylindre  qui  correspond 
au  minimum  perceptible.  De  plus,  ce  minimum  perceptible 
est  exprimé  en  données  purement  physiques,  qui  se  laissent 
mesurer  avec  précision.  Ces  données  sont: 
1°.  la  longeur  dont  le  cylindre  olfactométrique  a été  retiré, 
2°.  la  concentration  de  la  matière  chimique  employée  comme 
source  d’odeur. 
Il  y a constance  complète  de  tous  les  autres  éléments,  tels 
que:  les  dimensions  du  tube  olfactif,  la  distance  à laquelle 
la  source  d’odeur  se  trouve  de  l’organe  sensitif,  les  dimensions 
du  cylindre  poreux  imbibé  de  matière  odorante,  la  porosité 
de  ce  cylindre,  qui  ne  doit  être  mis  en  contact  qu’avec  des 
substances  entièrement  solubles. 
Ce  qu’il  y a de  variable  dans  l’olfactomètre  clinique  est 
éliminé  du  nouvel  appareil.  On  n’y  trouve  plus  que  des  don- 
nées fixes,  pouvant  être  rétablies  indéfiniment.  A l’unité 
physiologique  de  l’acuité  olfactive,  une  base  physique  a été 
fournie. 
