168 
J.  BOSSCH A.. 
3.  D’autre  part,  le  Gouvernement  néerlandais,  n’ayant  pu 
adhérer  à la  Convention  du  Mètre  de  1875,  avait  confié  à une 
Commission  de  trois  Membres  : MM.  Stamkart,  Bosscha  et 
Oudemans,  le  soin  de  procurer  deux  étalons  en  platine  iridié, 
satisfaisant  à toutes  les  conditions  prescrites  par  la  Commis- 
sion internationale  de  1872  et  directement  comparés  avec  le 
Mètre  des  Archives.  Cette  commission  a terminé  ses  travaux 
en  1879.  Dans  son  Rapport  ')on  trouve  réunis  et  discutés  tous 
les  détails  de  ces  mesures,  ainsi  que  de  celles  que  MM.  Oude- 
mans et  Bosscha  avaient  effectuées  en  1880  pour  vérifier  les 
résultats  précédemment  obtenus. 
4.  L’appel,  adressé  par  le  Gouvernement  français  aux  délé- 
gués de  tous  les  pays  afin  d’établir,  en  collaboration  avec  les 
savants  français,  un  nouveau  mètre  international,  copie  authen- 
tique et  reconnue  exacte  du  Mètre  des  Archives,  a donc,  en 
définitive,  conduit  à la  création  de  deux  espèces  d’étalons, 
semblables  de  forme  et  de  composition,  presque  identiques  dans 
leurs  propriétés  physiques  et  mécaniques  -),  mais  d’origine 
diverse  en  ce  qui  regarde  les  opérations  fondamentales  qui  ont 
servi  à déterminer  leur  longueur,  et  pouvant,  par  conséquent, 
différer  en  ce  qu’ils  ont  de  plus  essentiel,  savoir,  l’exactitude 
avec  laquelle  ils  reproduisent  l’unité  de  longueur  du  système 
métrique. 
Cette  conséquence  des  différends  qui  se  sont  produits  au 
1)  Relation  des  expériences  qui  ont  servi  à la  construction  de  deux  mètres 
étalons  en  platine  iridié,  comparés  directement  avec  le  Mètre  des  Archives, 
par  J.  Bosscha.  Rapport  présenté  au  Ministre  des  travaux  publics,  du 
commerce  et  de  l’industrie  par  la  Commission  néerlandaise.  Annales  de 
l’Ecole  Polytechnique  de  Delft,  Tome  I,  p.65-  144  et  Tome  II  p.l — 122. 
Leide,  E.  J.  Brill,  1885  et  1886. 
2)  Nous  verrons  dans  la  suite  que  les  dilatations  thermiques  des  deux- 
espèces  d’étalons  ne  diffèrent  que  de  0U,02  par  degré,  celle  des  étalons 
néerlandais  étant  la  plus  faible.  Le  coefficient  d’élasticité  des  règles  du 
Comité  international  a été  évalué  au  Bureau  de  Breteuil  à 19500,  celui 
des  règles  du  Conservatoire  à 21500.  Pour  la  règle  n°  19  j’avais  obtenu 
la  valeur  22800.  Les  étalons  néerlandais  sont  donc  un  peu  moins  dilatables 
et  plus  résistants  aux  actions  mécaniques  que  les  étalons  du  Comité. 
