LES  ÉQUATIONS  DES  NOUVELLES  COPIES,  ETC.  169 
sujet  de  l'organisation  du  travail  international,  bien  loin  d’être 
fâcheuse,  ne  peut  que  profiter  au  but  commun.  En  effet,  les 
deux  espèces  d’étalons  peuvent  se  contrôler  mutuellement.  En 
cas  de  différence,  un  examen  critique  des  deux  systèmes  de 
mesures  peut  conduire  à la  découverte  de  quelque  erreur.  S’il 
y a concordance,  ou  bien,  si  l’introduction  d’une  correction, 
due  à l’erreur  trouvée,  rétablit  l’unité,  les  résultats  de  deux 
déterminations  entièrement  indépendantes  trouveront  dans  leur 
identité  la  sanction  la  plus  décisive. 
C’est  dans  le  but  de  tirer  quelque  avantage  de  la  coexis- 
tence de  ces  deux  systèmes  que  nous  faisons  connaître,  dans 
les  pages  suivantes,  les  conclusions  auxquelles  nous  a conduit 
l’étude  des  chiffres  publiés  dans  les  deux  Rapports  cités 
ci-dessus,  ainsi  que  des  détails  des  mesures  que  l’on  a bien 
voulu  nous  communiquer. 
5.  Les  observations  de  la  Commission  mixte  se  composent 
de  59  comparaisons,  divisées  en  cinq  séries  effectuées  à des 
températures  différentes,  ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant. 
TABLEAU  I. 
Comparaisons  de  la  Commission  mixte. 
No.  de  la 
Série. 
Date. 
Nombre  de 
comparaisons. 
Température. 
Valeur  moyenne 
de  I2—A. 
1 
1—16  sept.  1881. 
24 
18°,  45 
-f-  0.  ' ,240 
2 
24  sept. — 4 oct.  1 881 . 
12 
17°, 82 
— 0 ,423 
3 
7 oct. — 19  oct.  1881 . 
12 
15°, 06 
+ 0 ,085 
4 
6 — 10  février  1882. 
5 
4°,  66 
+ 4 ,430 
5 
16-22  février  1882.  1 
6 
10°, 03 
+ 2 ,284 
Après  la  première  série  on  a retourné  le  Mètre  des  Ar- 
chives sens  dessus- dessous  ; après  la  deuxième  on  a encore 
retourné  le  mètre  I2  bout  par  bout;  dans  cette  dernière  po- 
sition les  deux  mètres  sont  restés  jusqu’à  la  fin  des  opérations. 
Toutes  les  mesures  ont  été  faites  à température  ambiante  : on 
n’a  pas  jugé  nécessaire  de  faire  marcher  la  machine  frigorifique 
installée  dans  le  laboratoire  à côté  du  cabinet,  et  la  circu- 
