200 
J.  BOSSCHA, 
ensuite  le  point  où  la  courbe  passant  par  les  points  (yt,  mt) 
(y2,  TOj),  etc.  coupe  Taxe  des  abscisses.  La  lecture  mc  du  tam- 
bour. représentée  par  ce  point,  indiquera  la  position  du  mi- 
croscope pour  laquelle  y , et  par  conséquent  aussi  fq , est  zéro. 
On  obtient  ainsi  un  réglage,  qui  ne  sera  pas  nécessairement 
celui  de  la  vision  la  plus  distincte,  mais  pour  lequel  il  y a 
compensation  des  erreurs  des  mises  au  point  de  l’objet  visé 
et  des  fils  micrométriques,  par  suite  de  la  coïncidence  des  points 
f et  q.  Avant  de  commencer  les  comparaisons  on  ajuste  le 
microscope  à la  lecture  mQ  du  tambour  de  réglage. 
H faut  faire  ces  opérations  consécutivement  sur  les  deux 
bouts  du  mètre,  d’un  côté  au  moyen  du  microscope,  de  l’autre 
en  abaissant  on  relevant  la  table  qui  porte  le  Mètre  des 
Archives.  Le  procédé  rend  ainsi  nécessaire  la  présence  assez 
prolongée  de  l’observateur  près  de  rinstrument,  ce  qui  accé- 
lère toujours  l’élévation  de  la  température  de  l’enceinte. 
28.  A part  cet  inconvénient,  la  méthode  de  M.  Cornu  doit 
certainement  améliorer  considérablement  les  mises  au  point, 
lorsqu’elle  est  appliquée  avec  des  moyens  instrumentaux  appro- 
priés. Sous  ce  rapport,  malheureusement,  les  organes  de  ré- 
glage employés  paraissent  avoir  laissé  beaucoup  *à  désirer. 
Les  vis  des  microscopes  et  celles  de  la  table  n’avaient  pas 
été  construites  dan3  la  prévision  d’un  emploi  pareil.  Destinées 
à servir  simplement  comme  moyens  de  réglage,  on  les  a,  sans 
autre  modification  que  l’application  d’un  cercle  gradué  sur 
la  tête  de  vis,  employées  comme  vis  micrométriques.  Comme 
telles  elles  ont  dû  fonctionner  dans  des  conditions  les  plus 
défavorables:  le  microscope,  fortement  serré  dans  sa  douille, 
se  meut  difficilement  à frottement  dur,  et,  pour  la  table,  la 
tête  divisée  de  la  vis  se  trouve  à l’extrémité  d’une  tige  qui 
doit  transmettre  le  mouvement  à environ  80  centimètres  de 
distance.  Si  l’on  considère  qu’une  erreur  d’un  centième  de 
millimètre  dans  l’évaluation  de  la  position  du  microscope  ou 
de  la  table  produit  une  erreur  de  0",82  dans  la  longueur 
apparente  du  Mètre  des  Archives,  on  ne  s’étonnera  pas  que 
