LES  ÉQUATIONS  DES  NOUVELLES  COPIES,  ETC.  21] 
0,8792  AA,co  17,2  AA„AA 
* - = 19^5  = °’0452’  = 245  = °’0702- 
Les  nombres  xp]  et  \p2  représentent  la  tangente  de  l’angle  EqC 
de  notre  figure  de  la  page  197.  Il  montrent  que,  dans  les 
mesures  du  Mètre  des  Archives,  la  distance  du  centre  d’éclai- 
rement à l’axe  du  microscope  a été  beaucoup  plus  grand  au 
côté  droit  qu’au  côté  gauche.  Comme  le  foyer  des  microscopes 
est  à 18mm  de  l’objectif,  ces  distances  ont  été 
d1  = 0mm,814,  d2  = lmm,264. 
Pour  expliquer  cette  anomalie,  il  faut  entrer  dans  quelques 
détails  au  sujet  de  l’appareil  qu’on  a dû  improviser  ')  pour 
produire  le  mouvement  des  fentes. 
Les  écrans  à fente  consistaient  en  des  lames  minces  de  laiton 
fixées  par  l’un  de  leurs  bouts  à des  supports  en  bois;  ces 
derniers  étaient  collés  à la  cire  molle  aux  deux  extrémités  de 
la  rainure  supérieure  d’une  règle  en  X,  placée  parallèlement 
au  Mètre  des  Archives.  La  règle  en  X pouvait  être  déplacée 
dans  le  sens  longitudinal  au  moyen  d’une  tige  à vis,  dont  la 
tête  se  trouvait  au  dessus  de  la  paroi  supérieure  de  la  cloche 
en  cuivre.  Il  n’y  avait  pas  moyen  d’enlever  les  écrans  pour 
découvrir  entièrement  les  objectifs  pendant  les  mesures  du 
Mètre  des  Archives.  On  observait  donc  toujours  avec  des  ob- 
jectifs diaphragmés;  mais  comme  les  fentes,  larges  de  0mm,96 
au  côté  gauche,  de  lmm,04  au  côté  droit,  se  trouvaient  environ 
à mi-hauteur  entre  l’objectif  et  les  pointes  du  Mètre  des  Ar- 
chives, les  rayons  lumineux  qui,  partis  de  l’extrémité  des  pointes, 
traversaient  les  fentes  pouvaient  éclairer  sur  les  objectifs  des 
bandes  d’une  largeur  d’environ  2 millimètres,  la  demi-ouver- 
ture des  objectifs  étant  3mm,5. 
Dans  ces  conditions,  les  valeurs  dx  et  d2  et  par  suite  les 
coefficients  <p,  et  cp  2 dépendent  entièrement  de  la  position 
qu’occupent  les  fentes  pendant  les  mesures.  Pour  pouvoir  ap- 
pliquer, à toutes  les  séries  de  mesures,  les  valeurs  cpt  et  cp2 
1 ) Voir  la  note  1,  page.  201. 
