ANNEXE. 
LA  DILATATION  DES  NOUVEAUX  ÉTALONS. 
La  Commission  internationale  du  Mètre,  en  arrêtant,  dans 
sa  réunion  de  1872,  les  principes  qu’on  suivrait  dans  la  création 
de  nouveaux  étalons  de  longueur,  a voué  une  attention  par- 
ticulière aux  mesures  des  températures  et  aux  déterminations 
des  coefficients  de  dilatation.  Elle  a imposé,  à cet  égard,  aux 
commissions  d’exécution  des  conditions  très  précises,  formulées 
ainsi  qu’il  suit  '). 
I.  Les  mètres  internationaux  devront  être  accompagnés 
de  deux  thermomètres  à mercure  détachés,  soigneuse- 
ment comparés  au  thermomètre  à air  et  qui,  de  temps 
à autre,  doivent  être  soumis  à une  nouvelle  vérification. 
II.  La  méthode  Fizeau  sera  employée  pour  déterminer  la 
dilatation  du  platine  iridié  qui  servira  à la  construction 
du  mètre. 
III.  Les  prototypes  seront  soumis  aux  meilleurs  procédés 
à l’aide  desquels  on  pourra  déterminer  le  coefficient 
de  dilatation  absolue  du  mètre  entier.  Ces  mesures 
seront  faites,  pour  chaque  règle  séparément,  au  moins 
à cinq  températures  différentes,  comprises  entre  0 et 
40  degrés. 
IV.  La  comparaison  relative  des  prototypes  devra  être  exé- 
cutée au  moins  à trois  températures  comprises  entre 
ces  mêmes  limites. 
Les  circonstances  n’ont  pas  permis  de  satisfaire  à la  rigueur, 
peut-être  excessive,  de  ces  prescriptions.  Le  long  retard  causé 
par  la  confection  de  nouvelles  règles  en  alliage  jugé  chimique- 
i)  Rapport  de  la  Commission  IV  de  la  Commission  internationale  du 
mètre.  Voir:  Réunions  Générales  de  1872,  Procès-verbaux,  p.  81. 
