SUR  LA  PRODUCTION  DES  SONS  DANS  LES  TUYAUX,  ETC.  297 
cette  modification  la  période  de  la  lumière  intermittente  a été 
rendue  constante  sans  l’intervention  d’un  mécanisme  trop 
compliqué.  Cette  constance  de  la  période  est,  comme  on  sait, 
nécessaire.  Car  les  phases  de  l’objet  étudié  peuvent  être 
observées  aussi  bien  dans  un  sens  direct  que  dans  un  sens 
rétrograde.  Le  premier  cas  se  présente  par  ex.  lorsque  la  pé- 
riode de  la  lumière  intermittente  est  un  peu  plus  grande  que 
celle  de  l’objet,  le  second  cas  se  trouve  dans  les  conditions 
opposées.  D’ailleurs,  on  veut  souvent  contrôler  ces  conditions 
et  régler  la  période  des  oscillations  apparentes  rendues  lentes 
par  le  procédé  optique. 
Le  vibroscope  à diapason  électro-magnétique  a été  employé 
par  Tôpler  et  Boltzmann  dans  leurs  recherches  sur  les  tuyaux 
sonores.  L’amplitude  du  diapason  étant  médiocre,  on  fait  les 
fentes  lumineuses  très-étroites,  ce  qui  n’est  pas  un  obstacle 
si  les  mouvements  sont  projectés  au  moyen  d’une  lumière 
très-intense.  Lorsque  cette  intensité  est  moindre,  et  aussi  dans 
le  cas  de  l’observation  subjective,  la  petite  largeur  des  fentes 
n’est  pas  désirable.  Je  me  suis  construit  la  disposition  indiquée 
dans  la  figure  19  en  grandeur  naturelle.  Un  ressortvA  B porte 
à son  extrémité  A un  petit  prisme  ou  une  lame  mince  re- 
courbée à angle  droit.  De  plus,  une  autre  lame  très-légère  P, 
où  est  pratiquée  la  fente  O,  est  fixée  sur  le  ressort.  Dans  une 
plaque  Q,  se  trouve  la  fente  immobile,  d’une  largeur  un  peu 
plus  petite.  Le  bord  de  la  lame  P est  en  partie  recourbé,  pour 
la  rendre  plus  solide. 
L’air  est  amené  par  le  tube  R au  moyen  d’un  tube  en 
caoutchouc.  La  touche  correspondante  à la  soupape  de  la 
soufflerie  est  pressée  par  un  coin  à angle  aigu,  de  sorte  qu’on 
peut  régler  l’intensité  du  courant  et  l’amplitude  du  ressort 
A B.  L’extrémité  du  ressort  est  encastrée  dans  une  pièce  de 
métal  C,  et  le  ressort  lui-même  peut  être  serré  entre  deux 
pièces  mobiles  D,  qui  servent  à l’accorder.  Dans  la  position 
figurée,  l’instrument  donne  l’Ut— 1,  et  l’amplitude  de  l’ou- 
verture O s’élève  à 20  mm.  avec  un  courant  d’air  très-faible. 
