298 
W.  C.  L.  VAN  SCHAIK. 
L’appareil  est  vissé  devant  l’objet  à étudier  ou  bien  tenu  à 
la  main. 
La  période  peut  rester  constante  pendant  longtemps,  de 
sorte  qu’une  anche  d’un  ton  déterminé,  soit  Ut , , est  observée 
en  repos  à travers  la  fente  O.  L’amplitude  du  ressort  étant 
assez  grande,  la  constance  de  la  période  doit  tenir  à ce  que 
la  courte  impulsion  qui  entretient  le  mouvement  est  donnée 
au  moment  où  la  vitesse  est  maximum  ; comme  c’est  le  cas 
pour  l’échappement  des  chronomètres. 
Dans  l’emploi  de  l’appareil  il  faut  avoir  égard  à l’erreur 
parallactique  du  vibroscope,  étudiée  par  Tôpler.  Or,  cette  er- 
reur dépendant  de  l'angle  entre  la  direction  de  la  vibration 
de  l’objet  et  celle  de  la  vibration  du  vibroscope,  on  peut, 
en  tournant  celui-ci,  se  convaincre  si  on  l’a  éliminée  suffisam- 
ment par  les  moyens  connus. 
J’ai  trouvé  le  vibroscope  pneumatique  propre  à l’observation 
de  mouvements  d’environ  30  à 300  vibrations  doubles  par 
seconde;  on  conçoit  que,  l’amplitude  n’étant  pas  trop  petite, 
le  vibroscope  peut  être  accordé  à un  ton  de  une  de  deux  ou 
de  trois  octaves  plus  bas  que  celui  du  corps  étudié. 
Il  est  facile  d’adapter  un  tel  vibroscope  à la  projection  par 
une  lumière  de  médiocre  intensité.  Je  me  sers  à cet  effet 
d’un  appareil  à projection  de  Duboscq,  avec  lequel  les  rayons 
lumineux,  avant  de  former  l’image,  se  concentrent  en  un 
faisceau  de  trois  mm.  de  diamètre.  La  direction  du  courant 
d’air  fait  un  angle  droit  avec  la  longueur  du  ressort,  comme 
dans  la  figure  3.  La  largeur  de  la  fente  lumineuse  est  de  trois 
mm.  Un  tuyau  sonore  est  placé  entre  la  lentille  de  la  lanterne 
et  le  système  optique  de  projection  ; on  a enlevé  une  petite 
partie  des  parois  près  de  la  bouche  du  tuyau,  pour  faire 
passer  la  lumière,  émanant  d’une  lampe  de  Drummond.  On 
fixe  des  fils  de  duvet  dans  le  courant  d’air;  comme  on  le 
verra  plus  tard  (Chap.  VII),  ces  fils  peuvent  montrer  les  mouve- 
ments du  courant.  Le  vibroscope  est  ensuite  placé  entre  le  sy- 
stème optique  et  l’écran.  Le  tuyau  donne  par  exemple  Ut1}  et  le 
