TH. W. ENGELMANN. LE MICROSPECTROMÈTRE. 
83 
derniers éléments morphologiques subissent pendant leur ac- 
croissement, ou sous l'influence d'^excitants" ou d'autres 
agents; les tentatives de mesure des coefficients de réfraction ; 
les expériences osmotiques ayant pour objet la détermination 
des solutions isotoniques ; l'application de la méthode des 
bactéries et de l'analyse spectrale quantitative au problème 
du dégagement de l'oxygène dans les cellules végétales sous 
l'action de la lumière ; enfin les expériences de M. Pfeffer 
sur la chemotaxie, on trouve que partout ailleurs nous en 
sommes encore réduits aux recherches purement qualitatives. 
Au moyen de l'appareil qui sera décrit dans les pages 
suivantes, j'ai essayé de soumettre à l'étude quantitative la 
couleur des objets microscopiques. Primitivement imaginé et 
depuis lors principalement employé pour la détermination 
quantitative de l'absorption des rayons lumineux de différente 
longueur d'onde par des cellules végétales vivantes à chro- 
mophylle l'instrument se prête à l'analyse microspectrale 
quantitative prise dans toute son étendue, et il peut servir 
aussi avec fruit à la plupart des recherches macrospectro- 
métriques, au lieu des grands appareils usités. J'en ai déjà 
fait connaître succinctement, il y a plusieurs années, la con- 
struction et le mode d'emploi Je vais maintenant donner 
la description plus détaillée promise dans ces premières com- 
munications, en l'accompagnant des figures nécessaires pour 
la parfaite intelligence de l'appareil. 
Le principe du microspectromètre est le même que celui. 
i) Onderzoekingen gedacin in het Physiol. Lahorat. der Utrechtsclie 
Hoogeschool, (3) IX, p. 9, 1884. - Ibid. X, p. 107, 1887. — Proc. verh . 
der K. Akad. v. Wetensch.^ Afd. Natuurk., Zitting van 24 Dec. 1887. 
2} Proc. verh. d. K. Akad. v. Wetensch Afd. Natuurk.^ Zitting van 
24 iVoi;. 1883. — Onderzoekingen gedaan in het Physiol Lahorat. Utrecht^ 
(3), IX, p. 1, 1884. — Botan. Zeitung, 1884, N° . 6. —Arch. néerl., T. 
XIX, p. 186, 1884. — L'appareil a été construit par Cari Zeiss, à Jena. 
Prix 480 marcs. 
6* 
