86 TH. W. ENGELMANN. LE MICROSPECTROMÈTRE. 
Sur le tube d est monté, mobile dans tous les sens, le 
petit miroir plan S, qui peut aussi être remplacé — lorsque 
pour source lumineuse latérale on prend une petite lampe 
à incandescence — par une lentille positive. A l'extémité 
extérieure de d se trouve le châssis n, dans lequel peuvent 
être introduits des diaphragmes de différentes largeurs, des 
verres dépolis ou colorés, etc. Afin de pouvoir obtenir dans 
tous les cas un éclairage uniforme — et aussi indépendant 
que possible de la position de l'œil de l'observateur — de 
la fente de comparaison, on a, d'après la proposition de 
M. Abbe, adapté à l'orifice intérieur du tube d une faible 
lentille positive, par laquelle une image virtuelle de l'orifice 
extérieur de d est formée dans le tube du microscope, environ 
à l'endroit où se trouve l'ouverture de l'objectif par lequel 
est éclairée la fente de l'objet. 
La partie la plus importante de la pièce inférieure est le 
double mécanisme à fente. Il consiste essentiellement en 
deux fentes mobiles symétriquement et indépendamment l'une 
de l'autre dans le même plan horizontal, la fente de l'objet 
et la fente de comparaison, contiguës au milieu et situées 
dans le prolongement l'une de l'autre. 
Le mouvement symétrique est obtenu par l'application du 
principe qui a déjà servi au même but, en 1881, dans la 
construction de mon objectif microspectral dans l'appareil 
à fente de M. Donders ^) et dernièrement, d'une manière plus 
générale, dans les spectrophotomètres de M. Kriiss; c'est le 
principe du déplacement simultané, en sens opposé, des deux 
lèvres de la fente, au moyen d'un axe unique, muni de deux 
filets de vis égaux, mais enroulés en sens contraire. 
La fig. 1 montre en coupe verticale l'un des deux appareils 
1) Proc. verb. der Kon. Akad. v. Wetensch.^ Afd. Natuurk., Zitt. van 
25 Fehr. 1882. 
2) Onderzoek gedaan in het Physiol. Lab. Utrecht, (3), VII, p. 18, 4882. 
