TH. W. ENGELMANN. LE MICROSPECTROMÈTRE. 
87 
à fente juxtaposés dans la boîte A. Les deux petites lames 
à bord taillé en biseau, p et p\ qui limitent l'ouverture de 
la fente, sont vissées sur les petites pièces e et e, lesquelles 
contiennent les écrous destinés aux filets de vis micrométriques 
de l'axe commun a. 
Pour éviter le pas mort, un ressort en acier, non visible 
dans la figure, tend incessamment à éloigner les écrous l'un 
de l'autre. L'axe a, solidement arrêté dans la tringle métallique 
m (fig. 1), ne pouvant pas se mouvoir dans le sens de sa 
longueur, tandis que les écrous e et e', avec les lames p et p' 
qui y sont fixées, sont susceptibles de ce mouvement (et 
exclusivement de celui-là), il faut bien, quand a tourne, que 
les deux bords de la fente se déplacent d'une même quantité 
par rapport au milieu invariable de la fente. 
La grandeur du déplacement peut être lue sur le tambour 
gradué F (fig. 1) que porte l'axe a, et dont les 50 divisions, 
distantes l'une de l'autre d'environ 1^^,57, correspondent 
chacune à un centième de millimètre '). Des différences de 
0"™,001, dans la largeur de la fente, peuvent donc encore 
être estimées avec beaucoup d'exactitude. Le tambour gradué 
est fixé sur l'axe a à l'aide de l'écrou M, et il est donc 
facile en desserrant 31 puis faisant tourner le tambour, de 
1) La marche et les indications de la vis micrométrique ont été contrôlées 
en fixant l'appareil à fente sur la platine d'un microscope et mesurant 
directement, à un grossissement de 500/1, avec un micromètre oculaire, 
les largeurs de fente correspondant à différentes positions. Entre 0 et 0mm^25 
de largeur de fente (les limites le plus fréquemment employées), on trouva 
qu'en moyenne une division de l'échelle répondait à Omm^OlOI (au lieu de 
Omm^Ol). Quand on tournait la vis toujours^dans le même sens, les écarts de 
cette moyenne, en différents points de la vis, étaient assez petits pour pouvoir 
être négligés. Lorsqu'on ajustait alternativement en élargissant et en rétré- 
cissant la fente, il apparaissait une différence constante d'environ Omm^Ql 
(pas mort), dont il fut tenu compte dans les expériences ; pour cela, on avait 
soin, lors des mésures d'atteindre toujours de la même manière (en rétré- 
cissant) le point zéro et les autres positions des plaques de la fente. 
