88 
TH. W. ENGELMANN. LE MICROSPECTROMÈTRE. 
corriger l'exactitude éventuelle du zéro de la graduation. Sur 
la ligure intercalée dans le texte (page 84) on voit encore 
un petit carton blanc p, qui sert à mieux éclairer l'échelle 
de la fente de comparaison. 
Le second appareil à fente (fente de l'objet), dont on ne 
voit rien dans la fîg. 1 de la Pl. IV et seulement le tambour 
T' et la tête de vis M' dans la figure du texte, est entièrement 
semblable au premier. 
Au centre, ces deux appareils sont contigus, de sorte qu'il 
y a aussi contact direct entre les deux spectres, ce qui est 
favorable pour décider s'il y a entre eux, oui ou non, égalité 
d'intensité lumineuse. 
Il est de première importance que le milieu de l'une des 
fentes se trouve exactement dans le prolongement de celui de 
l'autre. Quand cela n'est pas le cas, les deux spectres viennent s'af- 
fleurer par des couleurs différentes, défaut qui pourrait excercer, 
surtout dans les régions à succession rapide des teintes, donc 
tout particulièrement dans le jaune, un effet très perturbateur. 
S'il arrivait, en suite de quelque manœuvre imprudente, par 
exemple, d'un trop grand effort exercé sur l'une des vis micro- 
métriques, que le milieu de l'une des deux fentes eût été déplacé, 
il faudrait réparer la faute en ramenant à la bonne position 
la petite lame, p ou p', dérangée. A cet effet, chacune de 
ces lames est fixée par deux petites vis de rappel laissant 
quelque jeu sur l'une des plaques f et f qui portent les 
écrous e et e, 
2. La pièce supérieure, que la fig. 2 représente en coupe 
longitudinale, sert à la production et à l'observation des deux 
spectres qu'il s'agit de comparer. Dans la figure du texte, on 
la voit fixée sur la pièce inférieure, telle qu'elle l'est durant 
les mesures. 
Elle consiste en une boîte prismatique A', qui renferme le 
système analyseur P, composé de deux prismes de crown 
(indice de réfraction pour les rayons jaunes 1,511, angle ré- 
fringent 40° 20') et d'un prisme de flint (indice 1,691, angle 
