90 TH. W. ENGELMANN. LE MICROSPECTROMÈTRE. 
cationen des astrophysikalischen Observatoriums zii Potsdam.^' 
Le nombre des raies de Fraunhofer distinctement observa- 
bles est à peine inférieur à celui des raies marquées sur ce 
dessin. 
En même temps que les deux spectres, on peut projeter 
o 
dans le plan i une échelle Angstromienne des longueurs 
d'onde. A cela sert le tube C, qui contient en se une petite 
plaque de verre portant l'échelle des longueurs d'onde (raies 
claires sur fond opaque), laquelle peut être éclairée au moyen 
du miroir S\ Quand on ne veut pas voir l'échelle, on amène 
devant l'ouverture de C un obturateur mobile autour de o. 
Au moyen des lentiles et 1"', les rayons partant de se 
sont projetés parallèlement sur la dernière face réfringente 
du prisme P, d'où ils sont réfléchis dans la direction de 
l'axe de B et réunis par l'objectif r en une image réelle 
dans le plan i. Pour que l'échelle puisse toujours recevoir 
exactement la position nécessaire par rapport au spectre, le 
tube C est entre certaines limites mobile dans la boite A', 
de telle sorte qu'on peut changer la position de son axe 
relativement à la dernière face réfringente de P et, par suite, 
la situation de réchelle relativement au spectre. A cet effet, 
C est fixé au bras métallique m', qu'un solide ressort (v) 
presse contre la vis w. En tournant w, il est facile de donner 
à 0 la position convenable. On y parvient le mieux en fai- 
sant usage de la ligne du sodium, soit de la raie obscure 
du spectre solaire, soit de la raie claire d'une flamme de 
sodium. Lorsque cette ligne a été amenée en coïncidence 
avec la longueur d'onde 0,589 de l'échelle, il faut que toutes 
les autres longueurs d'onde, à contrôler par les raies de 
Fraunhofer, tombent également aux points précis qui leur 
correspondent sur l'échelle. Dans mon exemplaire de l'appa- 
reil, après une très insignifiante correction initiale de la 
position de P, la susdite condition s'est trouvée remplie de 
la manière la plus parfaite. De temps en temps, naturelle- 
ment, une vérification doit avoir lieu. En vue des petits dé- 
