2 F. KAISER, QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ERREURS 
voit que rerreur d'une vis ne saurait plus être négligée , lors même 
que, en soi, elle ne s'élèverait qu'à quelques millièmes de mil- 
limètre. Ramsden a imaginé un procédé fort ingénieux pour obte- 
nir des vis d'un grand degré de perfection et les artistes les 
plus renommés des temps postérieurs, entre autres Fraunhofer, 
ont fait des efforts pour arriver à fabriquer des vis irréprochables. 
Néanmoins, une couple d'exemples suffiront à montrer que même 
les vis les plus parfaites exécutées de nos jours peuvent encore 
conduire à des erreurs très considérables. Le célèbre héliomètre 
de Bessel, le chef-d'œuvre de Fraunhofer, qui était destiné entre 
autres à mesurer les parallaxes des étoiles , grandeurs qu'on savait 
ne pas devoir dépasser une petite fraction de seconde, cet hélio- 
mètre de Bessel a une vis dont les erreurs, pour un rayon d'en- 
viron trois mètres, ne s'élèvent pas à moins de trois dixièmes 
de seconde ^). Dans le bel instrument universel de Repsold, 
affecté au service géographique des Indes-orientales néerlandaises , 
et qui semblait devoir permettre la mesure des angles au moins 
à une seconde près , M. Oudemans a trouvé des erreurs de quinze 
secondes, dues uniquement à l'imperfection des vis Lorsque 
l'instrument , lors d'une réparation , eût été pourvu , par M. Repsold 
lui-même , de vis meilleures , celles-ci présentèrent des erreurs qui 
montaient encore à huit secondes Enfin, une dernière preuve 
que les vis des microscopes des instruments méridiens actuels sont 
encore loin de la perfection, c'est qu'une des vis micrométriques 
adaptées par M. Repsold, il y a peu d'années, au cercle méridien 
d'Altona, donne lieu à des erreurs qui, d'après l'examen de 
Pape, atteignent une seconde entière 
i) J. Ramsden, Description of an, Engine for dividing Mathematical instruments , 
Londres, 1777. 
E. W. Bessel, Astron. Untersuchmgen , Kônigsberg, 184] , T. I, p. 83. 
3) Beschrijving en afbeelding van een Universaal-instrument van Repsold , t^ocr 
Dr. J. A. C. Oudemans, p. 23. 
*) Verslag van de geographische dienst in Nederlandsch-lndië over Jan. 1858 
tût April 1859, door Dr. J. A. C. Oudemans, Batavia, 1860, p. 69. 
») Astron. Nachr., T. 50, p. 352. 
