10 F. KAISER, QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ERREURS 
inclusivement. On voit que, par une semblable coordination 
des mesures, on approche beaucoup plus de la vérité qu'en con- 
servant le point de départ et portant en compte, à l'exemple de 
Bessel, les erreurs périodiques préalablement déterminées. Mal- 
heureusement , il arrive dans beaucoup de cas que , soit les circon- 
stances, soit la construction du micromètre s'opposent à ce que 
la mesure procède d'un point arbitraire du contour de la vis. 
Les microscopes de lecture des cercles astronomiques ne le per- 
mettent presque jamais, et même le micromètre à double image 
de M. Airy, construit par M. Simms, ne s'y prête en aucune façon, 
ce que je dois regarder comme un défaut capital de cet instrument. 
La valeur absolue des erreurs périodiques d'une vis micromé- 
trique, en différents points de son contour, peut être déterminée 
de la même manière que les erreurs de graduation d'un cercle. 
Comme M. le Dr. N. M. Kam a traité ce sujet avec détail, dans 
sa remarquable dissertation inaugurale je m'abstiendrai d'en 
parler ici. 
Depuis bien des années déjà, il m'a paru qu'une couple de 
particularités importantes, relatives aux vis micrométriques, ont 
été constamment négligées , même par ceux qui déterminaient avec 
beaucoup de soin les erreurs de ces vis. La vis micrométrique 
se termine toujours d'un côté en pyramide tronquée. Sur cette 
pyramide tronquée se place une tête de vis, qu'on serre ensuite 
fortement au moyen d'un écrou. Entre la tête de vis et un an- 
neau faisant corps avec la vis, se trouve le tambour, assujéti, 
par un ressort interposé, de telle sorte qu'il soit facile de le tourner 
sur la vis et de faire correspondre son zéro avec un point quel- 
conque de la circonférence de cette vis. Lorsque le micromètre 
est pourvu d'une échelle avec index, destinée à la lecture des 
rotations entières , le tambour doit être mis sur zéro au moment où 
l'index répond exactement à l'une des divisions de l'échelle, après 
quoi l'on s'abstient avec soin d'y toucher davantage. Le micro- 
mètre a besoin d'être nettoyé de temps en temps; pour cela, il 
' ) Academiseh proefschrift , over de fouten in de verdeeling der cirkels van sterre- 
kundige tcerktuigen, enz., par N. M. Kam, Leyde, 1863, p. 84 et suiv. 
