PÉRIODIQUES DES VIS MICROMÉTRIQUES. 
11 
faut le démonter, et si, après l'avoir réajusté, on ne fait pas 
tomber le zéro du tambour précisément sur le point de la circon- 
férence de la vis qu'il occupait auparavant , les erreurs périodiques , 
pour les mêmes indications du tambour, seront devenues autres 
que précédemment, la détermination antérieure de ces erreurs ne 
pourra plus servir, et ces erreurs ne seront plus compensées par 
des mesures exécutées en partie avant et en partie après le démon- 
tage. Lors même qu'au moyen de l'échelle , le tambour de la vis 
peut être orienté avec une précision suffisante, on n'a pourtant 
pas la certitude que le zéro du tambour a repris sa position 
exacte par rapport à la circonférence de la vis; car la vis doit 
se déplacer en entier, si la surface contre laquelle elle appuie 
ne peut chaque fois être ramenée rigoureusement à sa position 
initiale, ou si elle est plus ou moins creusée par usure. D'ailleurs, 
les microscopes de lecture des petits instruments manquent tout 
à fait d'échelle, et ceux des grands instruments n'ont qu'un petit 
peigne, dont les dents permettent bien de compter les rotations 
entières, mais ne donnent nullement le moyen de fixer avec ri- 
gueur le zéro du tambour et fournissent des indications différentes 
après chaque renouvellement des fils du micromètre. Je n'ai pu 
découvrir que des mesures aient jamais été prises pour conserver 
le zéro du tambour; néanmoins, dans les instruments à ma dis- 
position, j'ai cru nécessaire de veiller à ce point. On n'a que 
rarement besoin de détacher la tête de la vis de sa pyramide; 
mais, quand cela a dû avoir lieu, et que la tête est de nouveau 
serrée avec force sur cette pyramide, elle doit reprendre exacte- 
ment sa position primitive par rapport à la vis. Sur chacune des 
vis micrométriques de notre observatoire j'ai fait, à la circonfé- 
rence de la tête de vis, une marque correspondant exactement 
avec le zéro du tambour, en faisant usage pour cela d'un petit 
capuchon, qui se laisse appliquer sur la tête de vis et le tambour, 
et auquel on a pratiqué à la lime des entailles dont les bords 
rectilignes servent de repères. A l'aide de ce capuchon, le zéro 
du tambour peut , à chaque instant , être contrôlé et , en cas de besoin, 
ramené à sa position première par rapport à la circonférence de la vis. 
