PERIODIQUES DES VIS MICROMÉTRIQUES. 
25 
je reconnus que le cylindre vacillait dans sa cavité et pouvait y 
prendre des positions diverses. Je tournai le cylindre, de manière 
à ce que l'inégalité découverte sur sa base, si elle avait été 
primitivement trop rapprochée du point d'appui de la vis, dût 
maintenant s'en éloigner davantage , et en même temps je rendis 
la base du cylindre, aussi exactement que possible, perpendicu- 
laire à l'axe de la vis. Après avoir assemblé l'appareil, je déter- 
minai de nouveau l'erreur périodique de la vis, et la trouvai 
totalement changée et notablement réduite. 
L'examen d'une vis est toujours un travail qui prend beaucoup 
de temps , et il peut , en outre , offrir de sérieuses difficultés quand 
on doit se passer de tous les accessoires affectés à cet examen, 
tels que Baumann les construisit pour Bessel et, à Leipzig, Leyser 
pour Engelmann. Cette communication deviendrait trop étendue 
si je voulais faire connaître ici de quelle manière M. le Dr. Kam 
a déterminé les erreurs des neuf vis du cercle méridien , ou com- 
ment j'ai examiné moi-même la vis du micromètre d'Airy, bien 
que cet instrument parût rendre impossible une pareille étude. 
Je veux pourtant rapporter succinctement de quelle manière je 
m'y suis pris avec la vis du nouveau micromètre à fils , cette infor- 
mation pouvant avoir son utilité pour l'un ou l'autre de mes lecteurs. 
Depuis longtemps forcément exercé dans l'art de se tirer d'affaire , 
je construis moi-même, — de pièces empruntées à d'autres instruments 
et assemblées à l'aide de petits morceaux de bois ou de métal, 
parfois avec de la colle , — les appareils accessoires qui me sont 
indispensables; c'est encore ainsi que j'ai procédé pour l'examen 
de la vis du nouveau micromètre. J'avais à ma disposition une 
forte planche en chêne, sur laquelle quatre bras en cuivre main- 
tenaient, dans une position perpendiculaire, un tube susceptible 
de recevoir un microscope de Lerebours. Je perçai cette planche 
d'une ouverture, sous le microscope, l'exhaussai sur quatre pieds 
en bois, et disposai sous l'ouverture un petit miroir plan, mobile 
autour de deux axes en bois et par lequel la lumière du jour pou 
vait être réfléchie dans le microscope. Au moyen de coins en bois le 
micromètre fut fixé sur la planche, sous le microscope, et comme je ne 
